344 
vaten Ë van ca. 39,9 m.M. middellijn, en 1,2 m.M. wanddikte. De 
vaten B moeten zorgvuldig worden uitgekozen, en over hunne ge- 
heele lengte volkomen cylindriscli zijn ; daar de hoogte ongeveer 
100 in.M. bedraagt, is het niet gemakkelijk zoodanige buis-stukken 
te vinden. Ook de kapillaire stijgbuis, die 1,7 tot 1,8 m.M. inwen- 
dige middellijn bij 9,5 m.M. wanddikte heeft, moet voor precisie- 
inetingen geschikt, en zorgvuldig uifgemeten zijn ; hare lengte is 
600 m.M. Eene even lange, ca. 7 m.M. wijde buis D dient voor de 
aansluiting aan de leiding naar ’t gasbel len-apparaat. De kapillaire 
buis C is bovenaan met een over den wand heengeschoven zilveren 
bnisje E afgesloten, dat door middel van een zilveren kapillair met 
C in verbinding staat ; het kan gemakkelijk worden afgenomen. 
De buis C is bovenaan op ca. 10 m.M. verwijd, en zoo met ’t 
zilveren buisje afgesloten, dat geen stof de kapillair binnendringen 
kan, terwijl het anderzijds met een klein reservoir R, half gevuld 
met oktaan, verbonden is, dat dienen moet, om een eventueel ver- 
dampen van de vloeistof in C zooveel mogelijk le verhinderen; 
daarom is R in denzelfden thermostaat als de manometerbuis ge- 
plaatst, terwijl de verbinding van R met de buitenlucht (of stikstof- 
aOnosfeer) geschiedt door middel van een verstelbare, wijde kapillair 
G, die in eene wijde buis mondt, welke met eene driehalzige, onge- 
bluschte kalk bevattende tlesch is verbonden, en met een kwikma- 
nometertje, eene droogbuis, en eene aanvoerleiding naar ’t stikstof- 
apparaat is voorzien. In tig. 1 is ’t reservoir met C, de zilver- 
kapillair met S, de driehalzige tlesch met J aangegeven, terwijl de 
manometer %o, de droogbuis en de leidingen daar Q en H zijn 
genoemd. De manometer is in een gljcerine-thermostaat gebouwd 
welke van het type der dilatometer-thermostaten {Kökkr) is, docli 
daarvan in konstruktio merkbaar verschilt. De handelslhermóstaten 
van deze soort zijn nl. voor het doel geheel ongeschikt, daar ze 6f 
meestal lek zijn, 6f ’t al spoedig worden ; bovendien zijn ze voor 
gljcenue, dat hier wegens zijn brekingskoëflicient en geringe vluch- 
tigheid gekozen werd, onbruikbaar, aangezien deze het kit der glazen 
wanden oplost. Daarom werden twee rechthoekige messingranden 
van 3 c. M. breedte op den thermostaat gesoldeerd en volkomen 
glad afgeschaafd. Zij hadden eene sponning van ca. 5 m.M. diep en 
J c.M. breed; daarin werden met eene laag van zeer dun guttapercha 
en met behulp eener kaoutschouk-oplossing (in D S^), twee spiegel- 
glasruiten bevestigd, en vervolgens werd, na een tweede laag dunne 
kaoutschouk-membraan, een eveneens vlak afgeschaafd messingraam 
gelijkinalig daartegenaan gedrukt met behulp van een veertigtal koperen 
schroeven. De thermostaat bevat 22 kilo glycerine, en lekt, ook na 
