345 
zeer langdurig gebruik, niet. Met beluilp van een lol nol regn later T, 
een tnrbine-roerder M met motor K, en een |)aar thermostaatbran- 
dertjes en wordt het instrnment op 25, °i C. ± 0,°1 gehouden, 
L is een in 0,°i C. gedeelde thermometer. Do drager F is met 
behnlp van vier bewegelijke stangen / aan den deksel H opgehan- 
gen ; de manometer kan dns met behnlp der schroeven .s’i, 6‘g en 
in vertikalen stand gebracht worden. Vlak achter de kapillaii-e stijg- 
bnis C is eene spiegelglasschaal N aangebracht, welke eene door de 
Compagnie Génévoise, met zeer fijne (3 mikron) streepen nilgevoerde 
verdeeling heeft, on die in 0,2m.M. gedeeld is. De schaal wordt met een 
kijker met oknlairmikrometer van dezelfde firma, op ca. 2 M. atstand, 
afgelezen ; de vergrooting van den kijker is ca. 25 maal. Tijdens de 
meting wordt de motor K even stilgezet, daar de geringe trillingen bij 
de aflezingen toch nog Ie hinderlijk zijn, De thermostaat is met vilt 
bekleed ; het verdient aanbeveling, om ook ’t niet gel)rinkte deel der 
glaswanden, met vilt-bedekkingen legen warmte-wisseling met het ver- 
trek te beschutten. Achter den manometer is eene matglazen plaat 
aangebracht, welke door twee lange buisvormige metaaldraadlampen, 
ieder van c.a. 50 Ak-kaarsen, verlicht wordt. Tasschen de lampen en 
den thermostaat is een groote planparellelle watertrog geplaatst, om de 
warmtestraling naar den thermostaat te verhinderen. Bij deze belich- 
ting teekenen zich de fijne deelstrepen, en de oktaanmeniskns zeer 
scherp en zonder merkbare parallaxe, tegen den lichten achtergrond 
af; de instelling kan aldns buitengewoon scherp geschieden met be- 
hnlp van den bewegelijken draad van den okidairmikrometer. Eene 
aflezing op minder dan 0,1 m.M. is echter onnoodig gebleken, aan- 
gezien de gemiddelde schommelingen bij de achtereenvolgende bepa- 
lingen van denzelfden maximaahlrnk hl, cirka + 0,05 m.M. bedroegen, 
en de otizekerlieid dns ca. 0,1 m.M. bedraagt. 
§ 8 . De verfikaalplaatsing van de kapillaire bnis geschiedde met 
behulp \'an een kwikspiegel ; men brengt door de schroeven en 
(tig. 36) de kapillaire bnis in zócxlanigen stand, dat zij in het 
verlengde ^'an haar spiegelbeeld komt, en fixeert dan den stand der 
platen en met behnlp van schroef B. De kapillaire bnis zeil 
was oorspronkelijk van iridinmvrij platina veiwaardigd ; daar dit te 
zacht bleek, werd eene legeering met 10V„ of 20"/„ rhodium benut. 
Het is onmogelijk, om van de mechanische werkplaatsen goede 
kapillairen te verkrijgen. Daarom werd de kapillair met zijn verwijd 
(ca. 6 m.M.) boveneinde, direkt i'an Heraeu,s betrokken, en weixl 
het uiteinde eerst op de bank konisch en scherp afgedraaid, en zoo 
noodig op een olie-steen nageslepen. Het is met wat oetening aldns 
