G12 
behulp van een kijker de noodige waarnemingen te verrichten, en 
op eene schaalverdeeling de stijghoogte in de gebezigde hardglazen 
kapillairen af te lezen. De vloeistof in het bad werd voortdurend 
geroerd, terwijl eene inrichting was aangebracht, waardoor de 
hinderlijke strooming der verwarmde lucht vóór_ de vensters, zooveel 
mogelijk ontgaan werd. 
Bij deze proefnemingen bleek het nu al spoedig, dat de in de 
glazen buizen gesmolten, en daarna bij afkoeling weer gestolde 
zoutmassa, in de meeste gevallen de buizen deed springen, of wel, 
dat deze althans bij hernieuwde verwarming in vele gevallen toch 
onbruikbaar werden, zoodat eene hernieuwing der hardglazen buizen 
na elk experiment noodig werd. 
Daarom werd na eenige pogingen de buis tenslotte als volgt 
ingericht. AB (fig. 1) is eene buis uit moeilijk smeltbaar Jc??a-glas 
vervaardigd, welke buis hij a eene Iconische vernauwing, en voorts 
de zij buis e met kraan cl bezit; de wijde 
buis kan door een ingeslepen glazen 
stolp h, met kraan C voorzien, van 
boven gesloten worden. Dicht boven 
den ronden bodem van de buis B is 
eene kleine platina-kroes 7^(inhoud: 
ca. 1 ccm.) tusschen drie dikke, aan- 
gesmolten, horizontaal geplaatste pla^ 
tina-draden opgehangen; dezeophang- 
di-aden kunnen of in den glaswand 
ingesmolten worden, öf aan een pla- 
tina-ring bevestigd zijn, welke op 
drie indeukingen van den glaswand 
horizontaal steunen kan. Wanneer men 
de‘ buis B in dit laatste geval dan bijv. 
tevens uit twee stukken vervaardigt, 
die bijv. even onder e met behulp van 
een wijd slijpstuk op elkaar sluiten, 
dan kan men in ’t laatst bedoelde geval 
den ring met kroes eventueel gemak- 
kelijk uit de buis nemen, en na alle 
deelen van ’t apparaatje zoo noodig 
gereinigd te hebben, ’t geheel weer in 
korten tijd in elkaar zetten. In elk geval 
echter moet de kroes Tzoo centrisch 
mogelijk in de buis bevestigd zijn. De 
vernauwing bij a is konisch uitge* 
