613 
slepen ; daailn past precies de eveneens koniscli afgeslepen verdikking 
h van de eveneens nit hardglas vervaardigde kapillaire buis, welke 
aldus den in tig. 1 afgebeelden vorm heeft, en die op zoodanige lengte 
is afgesneden, dat zij eenerzijds van boven gemakkelijk door de 
opening bij h heen met eene pincette aangevat kan worden, ander- 
zijds tot even boven den bodem van T reikt, wanneer h juist in de 
vernauwing a past. Het verdikte deel b is van buiten voorzien van 
twee uiterst tijne overlangsche insnijdingen, welke derhalve als kapil- 
laire verbindingskanaaltjes tusschen de ruimten A en B fungeeren. 
Men vult nu met behulp van een langen trechter, de kroes 7’ met 
eene genoegzame hoeveelheid van het te onderzoeken, tijngewreven en 
droge zout, brengt AB in ’t nitiaatbad, eti laat, zoodra alles in 7^gesmolten 
is, de zorgvuldig gereinigde kapillaire l)uis Inngzanm in ’t apparaatje 
zakken, totdat /> juist in den hals a sluit; de vloeistof stijgt dan reeds 
dadelijk in de kaj)illaire Imis op. Men sluit nu de kranen 6' en d, na de 
buis AB in het bad zóó geplaatst te heltben, dat de kapillaire buis 
juist veiMikaal staat, wat men door vergelijking met een schietlood 
gemakkelijk controleeren kan. Zuigt men nu door C de lucht uit 
A weg, dan kan men, daar door de kanaaltjes h i^’t drukverschil in 
A en B) slechts langzaam vereffend wordt, de vloeistof in de 
kapillaire buis doen stijgen, en aldus ti'achten, om een bevochtigen 
der glaswanden te bewerken, alsmede om de eventueel ingesloten 
luchtblaasjes te verwijderen; de verdere stijging in de kapillaire buis 
kan op elk oogenblik met behnl[) van kraan d worden tegengehouden. 
Omgekeerd kan men door zuiging bij d, desgewenscht lucht door 
de kapillaire buis heen in de smelt brengen, en de vloeistof nit de 
kapillaire buis verwijdereji ; eventueel kan men ook de lucht in 
eerst door eene neutrale atmosfeer, l).v. van stikstof of van een 
ander gas, vervangen. Is de proef afgeloopen, dan verwijdert men 
eerst de kapillaire buis ó; de smeltmassa stolt dan vervolgens in 7’, 
en deze stolling kan dus geen brerdi van den glaswand meer ten- 
gevolge hebben, zoodat men deze proefnemingen met één apparaatje 
meermalen kan herhalen. 
'§> 3. Ofschoon deze wijze van arbeiden nn in principe voor der- 
gelijke gevallen wel aan te bevelen is, zoo bleken toch de experi- 
menteele moeilijkheden van geenszins te onderschatten aard te zijn. 
Een der grootste bezwaren blijkt nl. in de verwijdering van de zeer 
kleine luchtbelletjes te bestaan, welke, ook ondanks de uiterste 
voorzorgen, bij ’t opstijgen der smelt in de kapillaire buis altijd 
meegevoerd worden, en de vloeistofzuil daarin als ’t ware als in vele 
stukken gebroken doen schijnen. Het is buitengewoon moeilijk om 
