796 
K^, dat nog door eeii koperen schroef met verbonden is. Om 
/Vg is een gouddraad bitilair gewikkeld; voor isolatie en tevens voor 
warmtegeleiding dienden emaillak en dun papier; de bniten de kern 
uitstekende electrodeu stevige platinadraden, die geïsoleerd door 
de kraag gevoerd wei-den, zijn beneden tot bandjes uitgewalst, 
die een paar centimeters langer zijn dan de cjlinder ; aan de uiteinden 
werd de gouddraad met goud vastgesoldeerd, waarna het bandje werd 
omgebogen . . .) en geïsoleerd tegen het overige gedeelte bevestigd. De 
binnen overblijvende ruimte werd verder opgevuld met het in 
de tandteclmiek gebruikelijke 67/.-;Syz-amalgaam. Op gelijke wijze 
werd een constantaandraad om gewikkeld en tusschen en 
A'j opgesloten. Daarna werd het geheel door het plaatje beneden 
afgesloten, en de verschillende deelen met Wood-metaal nog zooveel 
mogelijk vereenigd. Met een isolatiemeter werd geconstateerd, dat 
de isolatie ruim voldoende was. 
Het blok B hangt door middel van twee glazen oogjes aan twee 
platinadraden; deze dienen levens tot toevoering van dgn verwarmings- 
stroom, waartoe zij door platinadraden (0,2 mm.) met de electrodeu 
van den constantaandraad verbonden zijn. Eenvoudigheidshalve zijn 
de draden, die bij het meten van de spanning tusschen de electroden 
^ 10 ’ ^-20 constantaandraad dienen, bniten het calorimeterglas, 
dicht bij de insmeltplaatsen, aangebracht. De weerstand tusschen deze 
plaatsen en de uiteinden van den constantaandraad komt tegenover 
den weerstand van dezen (140 12) niet in aanmerking. Voor den 
Mïcdraad, die als thermometer dienst doet, zijn spannings- zoowel als 
stroomdraden (binnen het calorimeterglas 0.1 mm. met zijde geïso- 
leerd) tot aan de electroden naar binnen geleid. 
De kranen en zijn met wijde boringen voorzien, leidt 
naar de Gaede kwik-pomp, die bij het uitpompen van de kool en 
het voorpompen vóór de metingeri dienst doet, en naar een Mc.-Leod 
toestel R is een reservoir dat met gevuld wordt ; hiervan wordt met 
behulp van de pipet p eene afgepaste hoeveelheid in het calorimeter- 
glas toegelaten als het noodig is het blok in warmtegeleidende 
verbinding met het bad te brengen. 
De koolbuis A, van geglazuurd ondoorzichtig' kwarts, werd, met 
kokosnootkool gevuld, vóór elke reeks metingen ter plaatse bij 
600° C. voldoende lang uitgepompt, en onder de metingen met 
vloeibare waterstof koud gehouden. 
Ten einde de warmtewisseliug van het metaalblok met het bad 
door middel van de toeleidingsdraden te verminderen, werd bij de 
metingen het bad dat den calorimeter omgeeft, zooveel mogelijk 
gebracht op de temperatuur waarbij de meting zou geschieden. De 
