798 
nauwkeurige WESTON-millivolt- en voltmeters. Deze werden lierhaal- 
delijk voor de gebruikte meetgebieden gecalibreerd met beliulp vau 
een standaard-element van de Weston-Cj., normaal weerstanden en 
een tliermokrachtvrije compensatietoestel met ludpapparaat volgens 
Diesselhokst, alle geijkt door de PTR. Tot het afpassen van den 
tijd diende de in- en uitschakelaar S. In fig. 6 is de inrichting ') 
tot het afpassen en registreeren van den tijd in haar geheel voor- 
gesteld. De klok LT met secundeslinger, voorzien van eene Hohwü- 
registreer-inrichting //. sluit resp. onderbreekt bij het passeeren van 
den evenwichtsstand een stroom, die 
het relais Q bedient. Dit sluit resp. 
onderbreekt een stroom, waardoor 
de bel L om de twee seconden een 
slag geeft, terwijl dit met den Morse- 
sleutel M in den ruststand door het 
telegraaftoestel 7’geregistreerd wordt. 
Wordt, terwijl door een stop 
in i contact is gemaakt, M 
neergedrukt op een oogenblik 
dat er geen stroom loopt (kenbaar 
aan den stand van den klepel), dan 
zal bij de eerstvolgende sluiting 
van den stroom door het relais het 
juk ji van den inschakelaar Si (zie 
fig. 7) worden losgelaten, de platina- 
draad in het kwik vallen, en de 
stookstroom door den constantaan- 
draad gesloten worden. ") Het uit- 
schakelen geschiedt op dezelfde wijze 
Deze inrichting werd reeds gebruikt bij het bepalen van de verdampings- 
warmte van waterstof, zie Coinm. N". 137e. 
2) De afstanden van de punten van pi, en pa, (lig. 7) boven, resp. onder de 
