799 
(luor iSu, luidcil do cunUiets(oi) van /naar u is uvci'^e[)laatst. De (ijd- 
sl.ippeii van in- en uitschakelen worden door 7’ (lig. 6) geregistreerd door 
liet ontbreken van de betrelTende streep op de papierstrook. 
Eene nauwkeurigheid tot o[) Vio sec. wordt door deze inrichting 
zeker bereikt. 
De tempera tuut' nieüiKj. Over de schaal van den /l?«-weerstands- 
thernionietcr handelt §3. In tig. 6 is tevens de TuoiMSON-brugschakeling 
voor de weerstandsnieting aangegeven. Als galvanometer diende eene 
\an Diesskliiorst met instel tijd van circa 2 sec. Vóór eene calori- 
inetrische proef werd de weerstand gemeten, en de uitslag van den 
galvanometer bij eene bepaalde verandering van de verhouding der 
lakken in de TiiOMsoN-brng, de , .gevoeligheid”, bepaald. Dan werd 
bij eene bepaalde takkenverhouding gedurende de proef de gang van 
den galvanometer gevolgd (lig. 3 en 4) en na de meting de weerstands- en 
de gevoeligheidsmeling herhaald, (gemeten werd meteen stroomsterkte 
5 niA. De verwarmingsstroom bedroeg voor het lood 30 a 50, voor 
het koper 12 a 27 niA. Gezien de verhouding tussehen de weer- 
standen van thermometer- en van verwarmingsdraad komt de warmte- 
ontwikkeling bij do temperalimrmeting niet in aanmerking. 
Wij betuigen gaarne onzen hartelijken dank aan de Heeren G. Holst 
en P. G. Catii voor de hulp ons \erleend door deze temperatuur- 
melingen op zich te nemen. 
Rekening moest gehouden worden met de omstandigheid, dat de 
reductiefactor, die de verhouding aangeeft van den galvanomelerstroom 
in de TnoMsoN-brug tot het verschil tussehen den gemeten weerstand 
en den weerstand die geen uitslag zou geven, afhangt van den 
weerstand in de veranderlijke takken van de brug; de daarvoor 
noodige correctie werd steeds aangebracht. 
§ 3. De weerstandsthermometer. Als weerstandsthermometer werd 
een Aw-draad gekozen, daar deze voor interpolatie in het gebied der 
metingen (14 — 90° K.) beter geschikt is dan platina '*)) en anderzijds 
de aanwijzingen van tien At<-thermometer bij eene passende voor- 
behandeling (gloeien \óór het wikkelen, hierna eenige malen in 
vloeibare H. afkoelen en weer op kamertemperatuur laten komen) 
respectievelijke kwikoppervlaktc (bedekt met parafliiieolie ü.a. tot bet onderdrukken 
van de openingsvonk) zijn klein en, door verstellen van de kwikbakjes onderling 
gelijk gemaakt, terwijl de valsnelheid der beide jakken ji en ja eveneens zooveel 
mogelijk onderling gelijk gemaakt is. De twee andere bakjes (zie en pu^ ) 
kunnen dienen om het apparaat als omschakelaar te laten functionneeren (bv. als 
een zelfde draad als stook- en als thermometer-draad dient); zij waren bij deze 
proeven niet met kwik gevuld. 
’) H. Kamerlingh Onnes en G. Holst. Meded. N'k 142a (Juni 1914). 
