800 
constant zijn. Vóór elke serie metingen werd bij het kookpunt van 
Hj gecontroleerd of de weerstand van den draad onveranderd 
gebleven was. 
De ^^/.-thermometer werd in het gebied van de vloeibare waterstof 
gecalibreerd met behulp van een Hj-dampspanningstoestelletje als 
voor Meded. N“. 137c/ werd gebruikt. De temperaturen werden afge- 
leid uit formule (1) aldaar. Aldus is de schaal van den Aw-thermo- 
meter tot die van Ptr , die door het onderzoek van Kamerlingh 
Onnes en Holst (Meded. N“. 141a) opnieuw nauwkeurig is vastgelegd, 
teruggebracht. In het gebied van vloeibare zuurstof geschiedde dit 
door middel vau hulpthermometers van Pt en van Au, die direct 
met Pti! zijn vergeleken. 
De gegevens voor den Aï/-thermometei- die bij de metingen 
van Mei-Juni 1913 (tabel IV) is gebruikt, zijn reeds opgenomen in 
Meded. N“. 14‘2a § 4g. Tabel I bevat de gegevens voor den in Juni- 
Juli 1914 gebruikten Ha-thermoraeter Auc^. 
TABEL I. 
T 
Weerstand van Au^ 
Weerstand 
van 
W-Rj 
W-Rii 
constantaan 
Const. ^ 
14.16°K. 
0.6148 
0.00 
0.00 
136.621 
15.79 
6286 
— 10 
+ 1 
918 
17.00 
6419 
— 14 
0 
137.138 
17.96 
6542 
- 14 
0 
312 
19.35 
6749 
— 8 
0 
565 
20.31 
6911 
0 
0 
743 
20.48 
6946 
— 05 
— 3 
776 
68.22 
2.6093 
143.388 
78.28 
3.0917 
144.000 
90.27 
3.6549 
656 
Tevens deelen we in tabel II nog mede de calibratiegegevens 
van een Hz^-therrnometer Auc^, die bij metingen betreffejide de s.w. 
van is defect geraakt. 
Naar aanleiding van de opmerking van Zernike in eene in dit 
1) Draad van 0.05 mm. van Heraeus. 
2) Draad van 0.1 mm. Jan. 1914 door Heraeus geleverd. 
