802 
ir= 0.2691 + 5.425 . 10-V7 ^ . . . (2c) 
Die afwijkingen zijn indci-daad niet groot (maximaal ruim 
0.1 graad), maar locli belangrijk grooter dan de onzekerheid der 
metingen. Zij zijn over het algemeen genomen grooter naarmate 
de onzuiverheid van den draad 
te beoordeelen aan de verhonding- 
toeneemt. Die toename der afwijkingen met grooter wordende on- 
zuiverheid schijnt echter niet sterk genoeg om te mogen verwachten, 
dat bij zuiver goud de evenredigheid van den weerstand met 
binnen de grenzen van nauwkeurigheid der waarneming reeds in 
het waterstofgebied geheel vervuld zou zijn. In de meer algemeene 
interpolatie-formule van Zeunikk zal dit zijne uitdrukking daarin 
vindeji, dat reeds in dit gebied de coëfticienten van het polynoom 
in den noemer hun invloed doen gevoelen. De betrekking van 
Grüneisen \V ^ CpT brengt dit in verband met de afwijking die de 
specifieke warmte van goud in dit gebied reeds van de T’-wet 
vertoont 
In tabel I zijn onder \V — Ru nog opgenomen de afwijkingen 
tusschen de waargenomen tem[)eratuur en die berekend volgens de 
formule : 
0.6879—0.01741 7’ + 0.000865 (. 4 ^, 3 ) . (3) 
Practisch geeft deze formule den weerstand van Auc^ in dit gebied 
juist weer, zoodat in het waterstofgebied dW/dT lineair van T 
9 87o hij 20° K. als rnen volgens DiSBUE voor Au ^ = 166 aanneemt. 
