923 
1 « — X 1 
W~b + x X Wb 
( 5 ) 
Substitutie van (4) in (5) geeft: 
b\ 
a — x a c a — x ad — bc 
= — of = — ■ , zoodat x = — — . 
b-\-x b d b- \-x bd d(a-\-b) — bc 
Zij L = a -f- b = c d = lengte der meetdraad en verwaarloost 
b 2 6 2 
men bc ten opzichte van dL, dan wordt: x — cy^ =cX • 
Ld L(L — c) 
Verwaarloost men hierin weer Lc ten opzichte van L s -, dan heeft 
men : 
Hoe verder naar rechts het sleepcontact staat, des te kleiner zullen 
de aan te brengen correcties dus zijn. Bij mijn metingen werd Wb, 
steeds zóó gekozen, dat b zoo klein mogelijk was, zonder dat de 
telephoonminima onscherp werden. Geen enkele andere waarnemer 
schijnt deze correctie op deze wijze te hebben aangebracht, wat bij 
groote verdunningen een verschil van ettelijke procenten in de waarde 
van A kan opleveren. Wanneer men hun uitkomsten van A dan ook 
graphisch voorstelt als functie van de logarithme van de verdunning, 
dan vertoonen de krommen in de buurt van V — 2000 en hooger 
dikwijls zeer eigenaardige bochten, waardoor soms de grafische be- 
nadering van A rjj onmogelijk wordt. De uit miju uitkomsten afgeleide 
krommen sehiyaeii echter alle asymptotisch met een lijn evenwijdig 
aan de verdunningsas te loopen, zooals de theorie eischt. 
De benadering van A rj _ is toch, vooral bij 100°, tamelijk onzeker s 
daar bij zeer groote verdunningen ook de boven behandelde correetie- 
methode voor het geleidingswater faalt Om vergelijkbare resultaten 
te verkrijgen heb ik de empirische methode van Breuig 1 ) en van 
Noyes 2 ) toegepast, waarbij A x „ / lü00 -(- 2,5 JST bij 25° wordt gesteld 
(iV = product der waardigheden van anion en kation). De coëfficiënt 
van W heb ik bij 0° zooveel kleiner en bij 100° zooveel grooter 
gekozen, als de proportioneele af- en toename van A l 000 bij die 
temperaturen bedraagt. 
Bij de metingen bij "100°, die in een stoombad werden uitgevoerd, 
terwijl de oplossing onder een druk van 3 atm. stond om dans- 
ontwikkeling aan de electroden te voorkomen, moest een correctie 
voor den invloed van den barometerstand op de stoomtemperatuur 
worden aangebracht. Daartoe werd de temperatuurscoëfficient van A 
!) Zs. phys. Ghera. 13. 191. (1894). 
2 ) Technol. Quart. 17. 293 (1904). 
61 * 
