987 
dus naar de reeds geciteerde mededeeling. Volledigheidshalve ver- 
melden wij een. paar kleine verbeteringen 1 ): 
1°. is de steel van de glazen persbuis a 1 veel langer gemaakt, om 
geen gevaar te loopen, dat het kwik door te snel stijgen in de 
metalen capillairen zou kunnen dringen; 
2°. is aan de leiding van het kleine hooge-druk-busje a naar de 
persbus a 3 (dus langs de kranen c 16 , c 13 , k 9 en k 30 ) door middel van 
een T-stuk een glazen pipet P ter grootte van ongeveer 1 liter aange- 
bracht, om in staat te zijn de stikstof bij afgepaste hoeveelheden in 
de persbus over te brengen. 
Deze beide verbeteringen hebben inderdaad het werken met de 
toestellen aanmerkelijk zekerder en gemakkelijker gemaakt. 
§ 3. Pt ’ o even . Ook aangaande den gang der proeven kunnen wij 
in hoofdzaak naar de vorige mededeeling verwijzen. 
De dampspanningsbepalingen, noodig voor de berekening der 
correcties, werden ditmaal niet gedurende de diameter-bepalingen 
verricht; er werd een afzonderlijke serie proeven voor gedaan, die 
het onderwerp van eene afzonderlijke mededeeling van een van 
ons zal uitmaken 2 )- 
De temperatuur werd ook nu weder gemeten en tevens constant 
gehouden met 2 platina- weerstandsthermometers Pt 10 en Pt lV die 
zeer kort voor de metingen vergeleken waren met den standaard- 
platina-weerstandsthermometer Pt i. Deze laatste was niet lang te voren 
opnieuw zeer zorgvuldig met den waterstofthermometer vergeleken 3 )* 
zoodat de temperatuurmefing bij onze bepalingen aan zeer hooge 
eischen beantwoordde. De overeenstemming van de beide gebruikte 
weerstandsthermometers liet dan ook niets te wenschert over. Bij 
de temperatuurmetingen werden wij ter zijde gestaan door den Heer 
P. G. Cath, phil. nat. cand., wien wij^hiefi 'gaarne onzen dank 
voor zijne hulp betuigen. 
§ 4. Berekeningen. Ook hieromtrent kunnen wij naar de vorige 
mededeeling verwijzen. De reducties van de schadelijke volumina 
op lage temperatuur konden echter niet met zooveel zekerheid geschieden 
als in het geval van argon ; van argon toch stonden ons uitvoerige 
series waarnemingen van isothermen bij lage temperatuur 4 ) 'ten 
x ) Cf. fig. 1, die op te vatten is als een verbetering van_het rechtsche deel 
van fig. 1 van Gomm. N°. 181 a. 
2 ) G. A. Grommelin, dit Zittingsversl., Gomm, N°. 145 d. 
3 ) Kamerlingh Onnes en G. Holst, Zittingsversl. Juni 1914, Gomm. No. 141a. 
4 ) IT. Kamerlingh Onnes en C. A. Grommelin, Zittingsversl. Oct. 1910, Comm. 
N . 1186, en G. A. Grommelin, Proefschrift, Leiden. 1910. 
65 * 
