1407 
door dezelfde baan gepasseerd. De door mij nu gebezigde kunst- 
matige gehoorgang heeft met watje een resonanee-toon beantwoor- 
dend aan j v zonder watje aan e 4 . De ervoor geplaatste trechter was 
zeer verschillend. Bestond hij enkel in een vlak houten schoteltje 
dan was geen eigen resonantie te bespeuren. 
De gevoeligheid is des te grooter naarmate het spiegeltje kleiner 
is. In dit opzicht heerscht praktisch en globaal genomen, evenredigheid. 
Een spiegeltje van 2 mM. doorsnee en 60 ;i dikte, opgehangen aan 
een Wol 1 aston draad van 2 / 1 is tot dusver de kleinste afmeting, 
welke zich zonder bezwaar liet hanteeren. Dan moet de gehoorgang 
ook dienovereenkomstig nauwer worden genomen. Daar men in het 
algemeen met voortloopende geluidsgolven te doen heeft (alleen e 4 
geeft een staande golf), doet de plaatsing van liet spiegeltje, mits 
axiaal, niet veel ter zake. De gevoeligheid is ongeveer omgekeerd 
evenredig aan den afstand tot den opening. Bij krachtige geluiden 
vindt merkwaardigerwijze een autistische aantrekking plaats, die men 
in elk geval moet vermijden 1 ). Eleetrische aantrekking wordt voor- 
komen, door ophangpunt van spiegeltje en gehoorgang door een 
metalen kettinkje te verbinden. Doen zich in de nabijheid eenigszins 
hooge spanningen 2 ) voor, dan wordt bovendien nog geaard. Zonder 
deze voorzorg kan het aan- en afschakelen van eleetrische capaciteiten 
zonderlinge positieve of negatieve storingen veroorzaken. 
De ruimte, waarin het spiegeltje is opgehangen, is door ons bij 
physiologïsche proeven in het algemeen van gazen wanden voorzien. 
In dit opzicht hebben wij Zernov gevolgd. Dit heeft het minste 
bezwaar, wanneer men met opvangtreehters werkt, daar het voort- 
loopend geluid toch voor het allergrootste deel langs den kunstmatigen 
gehoorgang tot het spiegeltje wordt gebracht. Hetgeen van andere 
zijden komt, kan geheel verwaarloosd worden. 
De grove plaatsing van liet aanvoerkanaal ten opzichte van het 
spiegeltje geschikdt door middel van een eenvoudige bevestiging van 
de koperen plaat, waarin liet toevoerstuk is opgenomen, de fijne, 
volmaakt axiale plaatsing echter moet bereikt worden met behulp 
van de 3 stelschroeveu, waarop het geheele apparaat rust. De 
afstand van spiegeltje tot aanvoeropening wordt in voorkomende 
gevallen met een horizontaal meet microscoop op zwaar vertikaal 
statief van Leitz bepaald. 
4 Schijnbaar acustische aantrekking, in waarheid aantrekking op wervelstroomen 
berustend, kan tot stand komen, wanneer eenige fijne opening in den toegangsweg 
of een membraan voorhanden is. 
2 ) Men zij ook met unipolaire werkingen van inductieklossen voorzichtig. 
