P. Berberich, 
Kristall bei der zweiten Aufsetzung- an das Goniometer rasch und 
sicher wieder justiert, wenn man einfach den gut reflektierenden 
Trägerstiel z justiert. 
Nach diesem Prinzip ließ Verfasser den in Fig. 2 abgebildeten 
Kristallträger anfertigen. Länge 30 mm, Dicke 6 mm. Er besteht 
aus zwei Teilen. 
Der äußere, zylindrisch geschliffene Teil (Fig. 3) ist an einer 
schmalen Stelle z hochpoliert und ist der Länge nach zur Auf- 
nahme des inneren Teiles durchbohrt. 
Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. 
Dieser innere Teil (Fig. 4) besteht im wesentlichen aus einem 
die Platte p tragenden Kugelgelenk Je *) und läuft nach unten in 
einen langen Stiel s aus. Mittels der Schraube r wird dieser innere 
Teil an den äußeren fest angezogen und zugleich auch das Kugel- 
gelenk arretiert (Fig. 2). 
Bei Benützung wird dieser Kristallträger (Fig. 2) an seinem 
Stiel s samt dem auf die Platte p gekitteten Kristall an das 
Goniometer geklemmt, nachdem die Schraube r gerade so fest an- 
gezogen wurde, daß p einerseits leicht genug geneigt werden kann 
ohne Störung des festgeklemmten Trägers und andererseits in 
jeder Lage auch fest genug stehenbleibt. Mittels der hochpolierten 
Stelle z wird der Kristallträger justiert. 
Der eben beschriebene Kristallträger diente in Verbindung 
mit einem einfachen Drehapparat dem Verfasser auch zur raschen 
*) Ein Ersatz des Kugelgelenkes durch zwei kleine Kreisschlitten 
würde natürlich die Justierung des Kristalls erheblich erleichtern. Die 
Schlitten könnten auf einen massiven Zylinder aufgeschraubt werden, 
wodurch der ganze Apparat vereinfacht würde. 
