den spiegel voorzien van een vlakgeslepen zijopeiiing, waarop met 
visclilijm een dekglaasje is gekit. Deze verbinding houdt zelfs in 
vloeibare lucht stand. Hiermee wordt bereikt, dat het licht dooreen 
plan | >ara 1 Iele vloeistoflaag valt. zoodat men het bolletje niet misvormd 
ziet Om de viscldijmverbinding niet aan druk bloot te stellen zijn 
boven in de kijkbuizen nog openingen aangebracht (tig. 1). Door 
den viscosimeter met de trekstang TS op en neer te schuiven 
kan ingesteld worden op de streep of op het begin van de capillair. 
De spiraalveer blijft hierbij voortdurend gespannen. 
Voorts bevat de bus nog 
1°. een electromagnetisch gedreven roerpomp RP (tig. 2 en tig. 3 ; 
in tig. 1 ten deele). De ijzeren kern LI wordt op en neer bewogen 
door een electromagnect rondom de buis RP.,. De bodem van den 
pompeilinder R/\ en de zuiger zijn van geschikte kleppen voorzien, 
draaibaar om een asje, dat in tig. 3 is voorgesteld door een dubbele 
stippellijn. Hier is ook de vorm van den cilinder geteekend. 
2°. een vlotter I T, die de hoogte van de kokende vloeistof aangeeft. 
3°. een platina-weerstandsthermometer, waarvan alleen aangegeven 
is de buis in het deksel, waarin hij vastgelakt is : TH (fig. 2 en 3). 
4°. een toevoerbuis voor de vloeistof TV, die na de vulling afge- 
sloten wordt. 
5°. een afvoerbuis voor den damp A V, voor het werken bij lagen druk. 
6°. drie busjes B 15 B. 2 en B 3 (tig. 3) die de overtollige ruimte 
opvullen, wat een belangrijke besparing aan vloeistof en arbeid oplevert. 
Bij de proefneming bleek deze cryostaat in elk opzicht aan zijn 
doel te beantwoorden: de duidelijkheid der aflezing liet niets te 
wenschen over. Evenwel bleek het volume van het butaan door 
inkrimping zooveel verminderd te zijn, dat het moeielijk was inden 
omgekeerden stand van den viscosimeter voldoenden druk te krijgen, 
om de achtergebleven vloeistof uit de capillair te drijven. Slechts 
één bepaling gelukte. Later hopen we uitvoeriger bepalingen bij lage 
temperaturen te kunnen mededeelen. 
De uitkomsten zijn in de tabel vereenigd. 
De vloeistofdichtheden werden met een dilatometer gemeten. 
temp. 
tijd 
gecorrigeerd 
dichtheid 
34.5° 
235.5 
235.2 
0.556 
0.00153 
18.5° 
258.5 
258.2 
0.577 
199 
0.0 
291.8 
291.5 
0.601 
207 
—23.6 
352.6 
352.3 
0.631 
265 
De berekening van 
volgende voorbeeld. 
uit de gegevens wordt duidelijk uit het 
