30 
fig. 1, 2 en 3 op Vs van de ware grootte voorgesteld. De details 
tig. 4— 6 zijn op ware grootte. De bus beslaat uit een hals H van 
cirkelvorinige doorsnede, een wijder gedeelte, waarvan de doorsnede 
een ellips is E, en den bodem, die bestaat uit een halfcirkelvormig 
gebogen reep R, waarvan de diameter gelijk is aan de groote as 
van de ellips, en twee gebogen zijplaten P 1 en P 2 , die de sluiting 
voltooien. De luis is voorzien van een aantal versterkingsringen v 
(noodig voor bet werken bij lagen inwendigen druk) en staat in 
een met watten gevulde doos. 
De viscosimeter hangt onder in de bus in een beugel BG, die 
bevestigd is aan een buis TS van nieuwzilver, die door een opening 
in het deksel boven de bus uitsteekt. Deze opening is door een pak- 
kingbus PB (tig. 4) luchtdicht gesloten. De buis heeft een bocht, 
waardoor de opening in het deksel even buiten het midden komt te 
liggen, wat noodig is met het oog op de beschikbare ruimte. De buis 
kan in de pakkingbus op en neer geschoven worden. 
De viscosimeter is draaibaar om een as (tig. 5). De twee met zijde 
omwikkelde buizen van den viscosimeter zitten geklemd tusschen 
twee blokken B x en B., met behulp van twee schroeven S x en S a . 
B x is op de as vastgesoldeerd. De as is voorzien van een katrol K x , 
die door middel van een spiraalveer zonder eind (tig. 1 en 2) 
gedreven wordt door een, boven het deksel van de bus in een 
luchtdichtsluitende doos opgestelde, tweede katrol K a , waarvan de 
krukas door een pakkingbusje naar buiten uitsteekt (zie ook tig. 6). 
Om bij het draaien van de kruk geen last te hebben van de overige 
deelen van den toestel is deze katrol hoog opgesteld op twee buizen 
B x en B, die op het deksel zijn gesoldeerd en waardoorheen de 
spiraalveer loopt. De beugel is voorzien van een met zijde omwik- 
kelde pal P, die doorslaan van den viscosimeter belet. Het draaien 
heeft plaats in een vlak evenwijdig aan de lange as van de ellips. 
Om den viscosimeter te kunnen bekijken zijn in het deksel in de 
richting van de korte as van de ellips twee kijkbuizen KB bevestigd, 
die tot onder den bovensten bol van den viscosimeter reiken (fig. 1 
en 3). (In fig. 2 is één buis, ten deele, aangegeven). Deze buizen 
zijn boven het deksel met dikke glazen dekplaten DP luchtdicht 
gesloten. Het licht van een gloeilamp valt door de spiegels S x en S 3 
op den viscosimeter, die dan niet behulp van de spiegels >S X en S 
bekeken kan worden (fig. 1). De spiegels S a en (fig. 7) zijn 
bevestigd op een koperen kruis, dat gesoldeerd is aan een krul van 
koperdraad K, die steunt op den bodem van de kijkbuis en waarmee 
de spiegels gemakkelijk te richten zijn. Staan ze goed, dan wordt 
de krul met een weinig paraffine vastgezet. De kijkbuizen zijn tegenover 
