6 
a, a,s, b, c x c,s x d, d,s L c x f x ft g t g,s x a t a,s x #, c, c,s ; d a d,s x ?, 
Fig. 1. Betrekkelijke geluidssterkte 
van een micro-telefoontrestel uit 
de techniek toon voor toon na- 
gegaan (max. uitslag = 100 ge- 
steld). Horizontaal naast elkaar 
geplaatst zijn de opeenvolgende 
tonen van oq tot e s . 
Zulk een toestel kan zelfs voor de tluisterspraak afleesbare uitslagen 
geven, hoeveel te meer voor op gewone wijze gesproken woorden. 
In een groote proefïeeks met Dr. Reuter uitgevoerd heb ik steeds 
16 eenlettergrepige woorden gebruikt, van de soort, die isozonaal en 
aequi-intens worden geheeten, omdat de spraakgeluiden, waaruit zij 
zijn samengesteld, aan bepaalde eischen voldoen. Deze woorden kan 
nu tweemaal zeggen, éénmaal met en éénmaal zonder micro- 
telefoon in resonance-vrije opstelling. Men kan dan nagaan hoeveel 
maal grooter de uitslagen in het eerste dan in het tweede geval 
zijn. Middelerwijl strekt het er nevens geplaatste, met opvangtrechter 
toegeruste meettoestel ter controleering van de intensiteit, waarmee 
in de beide gevallen gesproken is. Het blijkt, dat de woorden met 
micro-telefoon gemiddeld 20 a 30 maal grootere uitslagen geven 
dan zonder inschakeling van de electrische keten, die de acustische 
energie doet aangroeien. 
De hier geconstateerde versterking geldt voor de beide toestellen 
der techniek. Merkwaardigerwijs zijn die alle wat toonelectie betreft 
zoo gebouwd, dat in de spraakzone de discant meer versterkt is 
dan de bas. Het scheen wensehelijk in dit opzicht naar grooter 
verscheidenheid te streven. Ik heb daarom uit de mij ten dienste 
staande microphonen en telefonen combinaties gemaakt, die in toon- 
electie verscheidenheid van uitkomsten geven. De graphieken geven 
van het bereikte rekenschap. 
Het is mij gebleken, dat voor deze electie de telefoon van grooter 
beteekenis is dan de microfoon. Drootte en dikte der membraan 
bepalen de voorkeur, die de telefoon bezit, hetgeen ook natuurlijk 
is, want de membraan trilt ,,en masse”, met de grootste excursie in 
tweeden spiegelmeettoestel 
in gereedheid brengt. 
Dit tweede toestel is met 
een opvangtrechter van een 
dieteerphonograaf gewa- 
pend. Het is zoo gevoelig, 
dat niettegenstaande een 
mieamembraan, zooals ook 
de phonograaf die bezit, is 
ingeschakeld, bij plaatsing 
van de schaal op' slee hts 7a 
meter, 1 deelstreep uitslag 
beantwoordt aan 1 millierg 
acustische energie per sec. 
