150 
VPn niet minder belang zou de zekerheid, dat de waargeno- 
men spanningsverschijnselen door dergelijke storingen in de draden 
veroorzaakt worden, zijn voor een andere bijzonder uitlokkende 
groep van proeven. Reeds terstond toen de suprageleiding van kwik 
van de klos en die bij cylindrische klossen met draad van gelijke doorsnede niet 
veel van 0,18 verschilt, p de specifieke weerstand van het metaal der windingen 
in Ohms centimeter, H het magnetisch veld in gauss. 
Om het beoogde veld van 100000 gauss te verkrijgen in een klos met eene holte 
van 1 cm. straal zou met koper als metaal en bij afkoeling door vloeibare lucht 
100 Kilowatt noodig zijn, stellende K op 0,20 en * op 1,5 (welk laatste getal 
allicht 6 maal grooter zou moeten zijn), De electrische arbeidslevering zou zooals 
Fabry opmerkt geen wezenlijk bezwaar opleveren, maar wel zou dit ontstaan door 
dat de Joule warmteontwikkeling in het kleine volume van de klos tot het bedrag 
van 25 kilogramcalorien per seconde zou plaats grijpen en om door verdamping 
van vloeibare lucht te worden afgevoerd ongeveer 0.4 liter per seconde, zegge 
ongeveer 1500 liter vloeibare lucht per uur zou eischen. 
Aan het bezwaar van Fabry kunnen wij toevoegen, dat het bereiden van 1 liter 
vloeibare lucht per uur thans op niet veel minder dan ] / 2 KW kan worden gesteld. 
Naar dien maatstaf zou dus ongeveer 7 maal meer arbeid voor de afkoeling 
dan voor den stroomarbeid noodig zijn. 
Verder zullen de door a bepaalde afmetingen, zooals Fabry ook reeds in het 
licht stelt, om den warmteafvoer mogelijk te maken, belangrijk grooter moeten 
worden gesteld, waarmede dan tegelijk bet verbruik van vloeibaar gas nog weder 
toeneemt. De kosten van de uitvoering van liet plan van Perrin blijven ook bij 
afkoeling met vloeibare lucht met die van een pan'serschip te vergelijken. 
Rekent men op dezelfde wijze de afkoeling met vloeibare waterstof voor zilver 
uit, en neemt men aan dat de weerstand van zilver (volgens Ka^eri-Ingh Onnes en 
Clay) bij het kookpunt van waterstof 0,009 van die bij de gewone temperatuur 
is, zoo komt men wel tot een gunstiger grondgetal nl. dat bij a = 1 cm. benoodigd 
is ongeveer 700 liter vloeibare waterstof per uur, maar de verhouding van af- 
koelingsarbeid en electrischen arbeid wordt, de bereiding van een liter vloeibare 
waterstof op R/g KW 'stellende, nog ongunstiger Ook het voor waterstof gekregen 
grondgetal zal, zooals zooeven gezegd, belangrijk vergroot moeten worden Daarbij 
komt dat ofschoon eene installatie, die zooveel vloeibare waterstof levert als voor- 
de afkoeling noodig blijkt, naar het model der Leidsche te verwezenlijken zou zijn, 
zij toch van buitensporige grootte zou zijn. Waar in allen geval met vloeibare 
waterstof geen belangrijk voordeel kan worden verkregen, brengt de toepassing der 
afkoeling met vloeibaar gas bij gewone geleiders misschien meer bezwaar mede 
dan eene verdere vergrooting der afmetingen van de klos om bij de gewone tempera- 
tuur de afkoeling met stroomend water, zooals Weiss heeft ingevoerd, te kunnen bewer- 
ken, terwijl het laatste toch ook voor het gebruik maken van het veld voordeelen heeft. 
De beschikking over de suprageleiders tin en lood geeft echter aan de verwezen- 
lijking van het denkbeeld van Perrin om zeer sterke magneetvelden met behulp 
van klossen zonder ijzer te verkrijgen een principieel nieuw uitgangspunt. Bij supra- 
geleiders immers behoeft er geen Joule warmte (of althans slechts eene ÏO 10 maal 
kleinere dan bij gewone geleiders) afgevoerd te worden en vervallen dus bij stroom- 
sterkten beneden de drempelwaarde de zoo even uiteengezette bezwaren. Zijn de 
in den tekst genoemde voorwaarden te vervullen dan zou zelfs een klos van ruim 
25 cm. diameter van looddraad als die in § 15 geconstrueerd in helium gedompeld 
