207 
dan nog is de keuze van het instrument, dat aan een bepaald doel 
het best zal beantwoorden, dikwijls moeilijk. 
Bij enkele onderzoekingsmethoden, in het bizonder waar de gal- 
vanometer opgenomen wordt in een keten van grooten weerstand, 
zal het van weinig beteekenis zijn, of het instrument zelf een grooten 
weerstand bezit. In die gevallen is de snaargalvanometer Ie veikie- 
zen, die zeer gevoelig, uiterst snel in zijn aanwijzing en slechts 
weinig aan storingen onderhevig is. Daarnaast moet genoemd woi den 
een in den loop van dit jaar door Siemens en Halske geconstrueerde 
galvanometer (onderdeel van de „Kardiograph”), waaromtrent echter 
nog geen gegevens zijn gepubliceerd. 
Bij vele andere onderzoekingsmethoden echter is de weerstand 
van de keten betrekkelijk gering, en de bovengenoemde galvano- 
meters zijn tengevolge van hun grooten weerstand voor dit gebruik 
ongevoelig. In die gevallen komen de naaldgalvanometers en de 
spoelgalvanometers in aanmerking. 
Van deze beide typen zal men de naaldgalvanometers slechts bij 
die metingen verkiezen, waarbij de uiterste gevoeligheid vereischt 
wordt. Zij zijn namelijk in liooge mate aan storingen onderhevig en 
men heeft allerlei voorzorgen in acht te nemen, om ze hiertegen te 
beschermen. Men slaagt hierin, vooral bij groote gevoeligheid, 
gewoonlijk slechts tendeele. 
Veel eenvoudiger in de behandeling en voor de meeste doeleinden 
voldoende gevoelig is de spoelgalvanometer. Behalve door een groote 
„storingsvrijheid”, onderscheidt deze zich van den naaldgalvanomeler 
door zijn eenvoudig regelbare demping, waardoor zich een volkomen 
aperiodische instelling laat bereiken. Deze beide voordeelen verklaren 
de voorkeur, die algemeen aan dit instrument boven den naaldgal- 
vanometer wordt gegeven. 
Snel in zijn aanwijzing is echter de gebruikelijke spoelgalvano- 
meter allerminst; zijn insteltijd bedraagt bij de verschillende soorten 
van 10 tot 30 seconden. Dit nadeel doet zich gelden, wanneer liet 
onderzoek het verrichten van een lange reeks aflezingen met zich 
brengt; de waarneming van snel veranderende verschijnselen is met 
zulk een traag instrument uiteraard onmogelijk, terwijl de uiterst 
snelle snaargalvanometer voor die gevallen gewoonlijk geen vol- 
doende gevoeligheid biedt. 
In dergelijke gevallen zal een galvanometer vereischt worden, die 
gevoelig is en tevens snel. 
In het volgende zal de methode besproken worden, volgens 
welke zich bij den spoelgalvanometer snelheid van instelling berei- 
ken laat. 
