208 
Noemen we K het traagheidsmoment van de spoel ; D haar richt- 
kraeld; T haar (cnkelvoudigen) slingertijd bij open keten; F het 
gezamenlijk oppervlak haver windingen; H de intensiteit van het 
homogene magneetveld, waarin de spoel zich bevindt; W den weer- 
stand van de keten, waarin de galvanometer is opgenomen ; dan 
wordt de gevoeligheid P van den galvanometer, dat is de (klein 
veronderstelde) afwijkingshoek voor de eenheid van electromotorische 
kracht in de keten, gegeven door 
terwijl 
(HF) 
DW 
(1) 
T = n \/l O) 
Bij aperiodische instelling van den galvanometer, en alleen met 
dat geval houden we in het vervolg rekening, geldt bovendien, 
wanneer we de luchtdemping verwaarloozen, 
W 2 = 
(HFy 
4 BK 
(3) 
en wordt de insteltijd r tennaastenbij gegeven door r — 3 T. 
In de drie vergelijkingen (1), (2) en (3) komen zes grootheden 
voor, als we {HF), de zoogenaamde dynamische galvanometer-con- 
s tan te voor één tellen. We kunnen deze grootheden in twee groepen 
verdeden, P, W en T zijn de „uitwendige grootheden”, die aan 
het voltooide instrument zijn te meten en het kenmerken; D, H 
en {HF) zijn de „inwendige grootheden”, die de constructeur heeft 
te kiezen. 
Deze vergelijkingen stellen ons in staat, wanneer van een spoel- 
gal vanome ter de uitwendige grootheden bekend zijn, daaruit de 
waarden van D, K en (HF) te berekenen. Zoo wordt voor den 
gevoeligsten galvanometer door Siemens en Halske volgens aanwij- 
zing van Jaeger geconstrueerd, opgegeven ■. 
T = 7,5 W= 100 ohm = 10” P = 1,7 \10~ 5i ) 
waaruit we in ronde cijfers berekenen 
(HF) = 280 000 D = 0,18 K= 1,0 
Voor den snelsten galvanometer van dezelfde firma, ontworpen 
door Dimsselhorst, is 
T =J TV=1,8XJ0' 1 P= 0,6X10-5 
D Dit komt overeen met een uitslag van 3,4 ra / m op een schaal op 1 meter 
afstand voor 1 micro volt. 
