210 
Voor den spoelgavanometer, met behulp waarvan bij de zons 
verduistering van 1912 ! ) gedurende bet centrale deel daarvan de 
snel veranderende straling der zon werd geregistreerd, gold 
T= 0,4 2 X 10 10 P=1,0X10- 5 
(HF) = 25 000 D = 0,1 2 K = 0,002 
Voor een ander, zéér gevoelig exemplaar is 
T = 0,65 JV = 1,5 x 10 10 P=3X10-5 
(HF) = 14 000 D = 0,03 K = 0,001 5. 
Van dezen spoelgalvanometer met een insteltijd van minder dan 
2 secunden is de gevoeligheid zelfs grooter dan bij eenig dergelijk, 
hoe traag instrument ook bereikt is. Ze komt overeen met een uitslag 
van 6 m / m op een schaal op 1 meter voor 1 microvolt. 
Voor een derde, zéér snel doch minder gevoelig exemplaar is 
T = 0,12 W =2,8 X 10 10 P= 0,45X10-5 
(HF) = 18 000 D = 0,14: K= 0,000 45 
K laat zich nog verder verkleinen, maar men komt dan voor vrij 
groote technische moeilijkheden te staan, en weldra laat zich het 
traagheidsmoment van den spiegel gelden. Bij een spiegel van 
2 m / m straal en 0,2 m / m dikte bedraagt dat bijv. 0,000 06. 
Het moge vreemd schijnen, dat deze vrijwel voor de hand liggende 
verkleining van het traagheidsmoment der spoel niet reeds lang bij 
den bouw van den spoelgalvanometer is toegepast; de oorzaak 
hiervan zal wel zijn een bezwaar, waarop men bij de uitvoering 
van dat beginsel stuit. Bij de gebruikelijke constructie van het in- 
strument toch wordt de spoel opgehangen aan een dunnen metaal- 
band, die tevens den te meten stroom toevoert; de stroomafvoer 
geschiedt daarbij door middel van een geheel slap metaalbandje, dat 
een te verwaarloozen aandeel heeft in de richtkracht der spoel. 
Wanneer men nu liet traagheidsmoment van de spoel zeer klein, 
en dus haar gewicht zeer gering maakt, wordt ze, in veel hooger 
mate dan dat bij een zware spoel hel geval is, onderhevig aan 
onvermijdelijke trillingen, en boet het instrument zijn anders zoo 
voortreffelijke ,, storingsvrijheid” in. Dit bezwaar laat zich intusschen 
op uiterst eenvoudige wijze ondervangen door de spoel niet op te 
hangen, maar tusschen twee metaalbanden te spannen. 
De betrouwbaarheid der aanwijzing van een galvanometer met 
een dusdanig gespannen spoel blijkt overtuigend uit de elders gepu- 
bliceerde resultaten der bovenvermelde eclipswaarneming. 1 2 ) 
1 ) W. H. Jultus. 1 fie total solar radiation during the atmular eclipse on April 
17, 1912. Astroph. Journ. Vol. XXXVil, pag. 225. 
2 ) W. H. Julius. Loc. cit. 
