229 
beschreven vormen kozen wij een, zondei met kik 
bevestigde vensters en zonder slijpstukken,zoodat de 
geheele toestel op 300° C. verwarmd kan worden. 
Dit is wenschelijk om de geocclndeerde gassen uit 
de metaaldeelen voldoende te verwijderen en een 
blijvend hoog vacuum te verkrijgen. Het werkende 
deel van den manometer is in tig. 1 afgebeeld. 
Een nieuw-zil veren buis B van 1 mm. wanddikte 
werd met behulp van een wals afgeplat en van 
boven met een los deksel TJ voorzien, teiwijl zij 
beneden open bleef. V en Fj zijn de twee vensters 
door welke de moleculen, die van het afwisselend 
op hoogere en op de gewone temperatuur 
gebrachte glazen omhulsel komen, zonder met 
andere te botsen naar de om een verticale as 
draaibare micaplaat M vliegen. Zij oefenen 
daarop een draaiingsmoment uit, dat bij gegeven 
temperatuurverschil aan den druk evenredig is. 
De plaat M hangt aan een dun platina bandje 
(verkregen door een platinadraad van 0,08 mm. 
diameter uit te walsen; en is voorzien van een 
stukje ijzerdraad (lang 2 mm., diameter 0,07 mm.) 
om met behulp van een magneet de gevoeligheid 
te kunnen wijzigen. Het platinabandje is aan beide 
einden aan dikkere platinadraden met zilver 
gesoldeerd. De draad aan het benedeneinde vormt de verbinding 
met M, die aan het boveneinde gaat door de doorboorde schroef E 
en wordt daarin met het schroefje e vastgeklemd. Met behulp van 
de schroef F kon M juist evenwijdig met de vlakke zijden van />’ 
gesteld worden. 
A is een gebogen platinadraad, die voorkomt dat het micaplaatje 
naar beneden valt wanneer de toestel ondersteboven gekeerd wordt. 
Fig. 1. 
Twee openingen 
(vensters) O l en 0 2 dienen om de draaiing van 
M af te lezen ; de verplaatsing van den buitenrand van het mica- 
plaatje wordt daartoe in een met een oculairmicrometer voorzien aflees- 
microscoop van Leitz waargenomen. De temperatuur van de nieuw- 
zil veren buis B wordt op een, daarmede in een de warmte goed 
geleidend verband staanden en tegen straling door de buis H be- 
schermden, thermometer afgelezen. 
Het huisje B, wordt door de veeren S in het glazen omhulsel 
(zie tig. 2) vastgeklemd. 
De afmetingen van de verschillende deelen van den toestel waren : 
