232 
de evenredigheid van den uitslag aan den druk nog geldt. In allen 
gevalle moet men bij een manometer zooals de onze, die, zooals boven 
gezegd is, niet toelaat om de gevoeligheid, de factor met welke de 
uitslag moet worden vermenigvuldigd om den druk te vinden, uit 
de afmetingen te bepalen, metingen verrichten om deze constante te 
bepalen. Men kan door de ijking ook tot drukkingen uit te breiden, 
bij welke de uitslag aan deze niet meer evenredig^is (de draaiing altijd 
oneindig klein stellende) den toestel geschikt maken om voor deze 
drukkingen in plaats van als absoluten manometer als druk indicator 
te dienen. 
Wij brachten ten behoeve van de ijking den manometer in ver- 
binding met een pipetten systeem van Knudsen l ), voor de beschrij- 
ving waarvan wij naar eene volgende Mededeeling 2 ) verwijzen. De 
metingen gaven : 
IJking 
TABEL I. 
van den absoluten manometer. 
Voorloopig 
berekende 
druk in 
baryen 
A 
abs. man. 
A volgens 
pipetten in 
baryen 
A pip. 
A abs.M. 
0.147 
0.574 
0.931 
1.234 
1.497 
1.711 
0.427 
0.357 
0.303 
0.263 
0.214 
0.390 
0.385 
0.381 
0.376 
0.372 
0.056 
0.114 
0.1005 
0.881 
0.170 
0.113 
0.0996 
0.881 
0.283 
0.110 
0.0984 
0.895 
0.393 
0. 107 
0.0972 
0.908 
0.500 
0.105 
0.0960 
0.914 
0.605 
') Martin Knudsen, 1. c. 
3 ) S. Weber, Dampspanningen enz. II. De dampspanning van koolzuur in liet 
gebied van ongeveer — 140° G. tol ongeveer — ■ 160° G. Meded. N°. 136c. 
Dit pipelten-systeem is ook gebruikt bij het ijken van een manometer met ver- 
warmden draad ten dienste van thermometrische bepalingen over welke in de 
mededeelingen over verdere proeven met vloeibaar helium gehandeld zal worden. 
