firma Leybolds Nachf. te Cöln, welwillend ten gebruike afgestaan, 
waarvoor wij haar hier onzen dank brengen. Blijkens de in het volgende 
medegedeelde metingen kan men met dit voortreffelijk, vertrouwbaar, 
en in de behandeling zeer gemakkelijk, werktuig zonder eenig bezwaar 
met drukkingen van 0,007 barye in geregeld bedrijf werken. De 
manometer gat, na ongeveer een dag onder genoemde verwarming 
aan de moleculair luchtpomp verbonden ie zijn geweest, geen gas 
meer af. Het vacuüm was constant geworden. De geringe over- 
blijvende druk werd daarop gemeten, terwijl de dampspanningsbnis 
Pi eerst in vloeibare zuurstof en daarna in methaan van verschillende 
temperatuur geplaatst werd. Daarbij bleek, dat het vacuum binnen 
de grens van waarnemingsfouten constant bleet en onafhankelijk van 
de temperatuur van de dampspanningsbnis was 1 ). Nu werd door een 
zijbuis goed gedroogd, eenige keeren in vacuu gedistilleerd C0 2 in 
de luchtledige buis R, die met vloeibare lucht werd afgekoeld, over- 
gedistilleerd. Nadat een voldoende hoeveelheid overgegaan was, werd 
het toestel weder aan de moleculairluchtpomp verbonden en gerni- 
men tijd uitgepompt. Daarna werd de manometer bij a van de pomp 
afgesmolten en de druk in den toestel gemeten, terwijl R met onder 
gereduceerden druk verdampende zuurstof werd omgeven. Het bleek, 
dat het vacuum hetzelfde was als voor de vulling met CO' 2 , zoodat 
bij — 205° C. de dampspanning van CO 2 kleiner dan 0,005 barye 
moet zijn. Een verschil van 0,002 baryen kon nl. nog duidelijk 
worden aangewezen. De invloed van dreuning bleef ook juist beneden 
dit bedrag; 0,005 barye kon dus aan de waarneming niet ontsnappen. 
P- Gewoonlijk werden de verdere metingen op de volgende wijze 
verricht: eerst werd het manometersysteem ongeveer in temperatnur- 
evenwicht gebracht en de thermometers T. 2 en r l\ afgelezen. Door 
K\ wordt dan warm water toegevoegd tot een geschikte temperatuur 
bereikt is. Dan worden weer r l\. 1\ en de uitslag op den ocnlair- 
mierometer afgelezen. Daarna wordt door /C 2 koud water ingelaten, 
totdat T l weer ongeveer zijne begintemperatuur heeft, waarna tot 
een tweede waarneming bij dezeltde temperatuur werd overgegaan. 
De berekening geschiedt op de wijze, in § 2 vermeld. 
Zooals hiervoor beschreven is werd vóór de vulling met koolzuur 
het vacuum gemeten, wanneer R zich op temperaturen tusschen 
- 160° C. en — -200° C. bevond en werd daarvoor gevonden 0,007 
baryen. Na het afsmelten werd weer voor het vacuum bij —200° C. 
0,007 baryen gevonden. Daarna werd eene volledige reeks van 
Ó De stralingsdruk bedraagt in ons geval hoogstens 0,05 . JO-3 barye als het 
omhulsel op 100° G wordt gebracht. 
