236 
gegeven wordt, toe te passen ’) hetgeen wegens den geringen invloed 
2 R 
van den term — - geoorloofd mag worden geacht. 
Zooals men ziet is de hoofdterm van de correctie groot. De waarde 
hiervan staat echter vast en heeft met de bijkomende correctie 
' ooi A niet uit te staan. Deze komt alleen bij de laatste metingen 
in aanmerking. 
Men kan de bijkomende correctie door een geschikte keuze van 
(Jen straal van de dampspanningsbuis R zoo klein maken, dat zij 
geheel te verwaarloozen is. Wij stellen ons dan ook voor, dit later 
te doen om ons van de kleine onzekerheid, die nu nog uit deze 
oorzaak voortvloeit, te bevrijden. Bij die proeven zal dan de tijd 
voor het optreden van den evenwichtsdruk wat grooter genomen 
moeten worden. 
§ 5. Bepalingen niet den manometer met verwarmden draad. 
Wat de keuze van den vorm en de afmetingen van de dampspan- 
ningsbuis R betreft, die bij de metingen met den absoluten mano- 
metei gebiuikt werd, is het de vraag of wel voldoende gelet is op 
twee omstandigheden, die op de verkregen uitkomst van invloed 
kunnen zijn. Dat de buis lang is, mag zonder meer geen voldoende 
voorzorg geacht worden om de straling van boven af, waardoor het 
temperatuurevenwicht van het verdampend oppervlak onzeker wordt, 
buiten te sluiten ; verder moet ook worden nagegaan of het opper- 
vlak van het vloeistof bad soms eene lagere temperatuur kan hebben 
dan het bad op de plaats waar de temperatuur gemeten wordt * 2 ). 
Bij de nauwkeurigheid van de metingen met onzen absoluten 
manometei mogen de fouten, die uit het verwaarloozen van deze 
omstandigheid voortvloeien, verwaarloosd worden. 
Bij onzen manometer met verwarmden draad was de te verkrijgen 
nauwkeurigheid in het gebied van minder lage drukkingen, waarbij 
ook metingen beoogd werden, belangrijk grooter. Bij de inrichting 
van den dampspannings toestel voor de metingen met dezen mano- 
meter is dan ook de mogelijke invloed van de genoemde omstandig- 
heden zorgvuldig ondervangen. 
b Dat hier voor de correctie van den restdruk dezelfde factor in den exponent 
aangenomen is, terwijl de stof, waarop zij wordt toegepast, onbekend is. komt 
binnen de grenzen van nauwkeurigheid der proeven niet in aanmerking. 
2 ) Verg. Kameklingh Onnes en Braak, Comm. N°. 107a. Van een distillatie van 
bet koolzuur onder in R naar de nabijheid van bet badoppervlak was ook na 
0 uur nog niets te bespeuren. 
