237 
De manometer met verwarmden draad, van welken wij gebruik 
maakten, is in Fig. 3 afgebeeld. Hij bestaat uit een WöLLASTON-draad 
(0,005 mM. in doorsnede en ongeveer 10 cM. lang) die in een 
platinaraam abc is uitgespannen, dat tegelijkertijd den eenen toevoerdraad 
van den stroom vormt. De andere toevoerdraad e is met behulp van 
glas van abc geïsoleerd. Tusschen b en cl bevindt zich de Wollaston- 
draad. 
De afmetingen zijn zoo gekozen, dat men een druk van 1 barye 
met groote nauwkeurigheid meten kan. Dit is het geval wanneer de 
diameter van den draad klein is in vergelijking met den weg, dien de 
moleculen sinds hun laatste botsing gemiddeld hebben afgelegd, immers 
zoolang aan deze voorwaarde voldaan wordt, kan de warmteafgifte 
van den draad ongeveer evenredig aan de dichtheid (of w.h.i. aan 
den druk) van het gas, dat den draad omgeeft, gesteld worden. 
Wegens de afwijking van de evenredigheid (ten gevolge van het 
afvloeien der warmte naar de einden) is eene ijking noodig. De druk 
werd daarbij met behulp van het reeds vermelde pipettensysteem 
bepaald. De warmteafgifte wordt als volgt gemeten. De draad is 
