273 
Physiology. — De Heer Zwaardemaker biedt eene mededeeling 
aan: „ Over de beoordeeling van boortoestellen niet behulp van 
de instehnethode’ ’ . 
In een vorig artikel x ) werd tot beginsel gekozen, dat van een 
pathologisch gehoororgaan desgevorderd liet toongehoor in de spraak- 
zöne (a tot e t ) behoort te worden nagegaan en eerst daarna een 
hoortoestel gezocht. De versterkende invloed van het laatste moet 
aanvullen, wat aan het eerste ontbreekt. Vroeger werd het toestel- 
deel van dit program met behulp van microphoon (in camera plum- 
bica) * 2 3 ) en snaargalvanometer uitgevoerd. Eenvoudiger en beter kan 
het met Lord Rayleigh’s instelmethode geschieden. 
§ 1. Resonantievrije opstelling van het meetspiegeltje. 
Zernov heeft het kleine meetspiegeltje •), dat schuin op den geluids- 
stroom is geplaatst, vrij te midden van een gaasomhulling opgesteld. 
Men ontgaat dan alle resonantie, maar de gevoeligheid is gering. 
Ik heb daarom voor mijn doel een toegangsbuisje van de afmetingen van 
den gehoorgang genomen en daarvoor een trechtertje geplaatst, waar- 
van de resonantietoon boven de spraakzöne is gelegen en welks 
monding in afmeting ongeveer met de oorschelp overeenstemt. Op 
die wijze is er geen andere resonantie, dan die, waaraan het 
menschelijk oor altijd is onderworpen. Op de plaats, waai zich bij 
het luisteren het trommelvlies bevindt, hangt het meetspiegeltje. 
Onderscheid is er in zooverre, dat zoodra zich staande golven voi- 
men, op het trommelvlies altijd een knoop ligt, op het spiegeltje 
daarentegen een buik ; want het trommelvlies is door de keten van 
gehoorbeentjes sterk gedempt, terwijl het spiegeltje niets dan lucht- 
demping heeft 4 ). 
De wijdte van den kunstmatigen gehoorgang is 6 m.M., de doorsnede 
van het spiegeltje, dat in de proefreeks gebruikt werd, 4 m.M. Het 
staat onder een hoek van 45° vlak voor het einde van den gehoor- 
gang. In den trechter, die de oorschelp vertegenwoordigt, is een 
klein propje watten gedaan, om de luchtstroomen af te houden. De 
opvangwijdte van dezen trechter is 21 c.M 2 . De gedekte houten 
i) „Over hoortoestellen”. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. 1912. II. blz. 1101. 
2 ; „Eine Camera plumbica für Mikrophone”. Zeitschr. für biel. Technik. Bd. 11. 
S. 340. 
3 ) Bij Zernov vindt men nog het magneetje ter verkrijging van een vasten nul- 
stand ; ik nam ter vereenvoudiging de toevlucht tot een platten Wollastondraad. 
(Zie Zittingsverslag van 19 Juni 1913). 
4 ) Violle, Acoustique, 1892, p. 108. 
