2?5 
Guye’s hoortoestel groot model van modern maaksel, (191 c.M 2 opvangruimte). 
(Aantal malen dat het geluid versterkt wordt, vergeleken met een opvangtrechter, 
welks mondwijdte ongeveer de grootte van de oorschelp heeft (21 c.M 2 opvangruimte) ). 
in resonantie-vrije 
opstelling (in een 
gewoon vertrek). 
Met inschakeling van 
een schuine membraan 
van zijdepapier (analo- 
gon van trommelvlies). 
Met behulp van mikro- 
phoon en snaargalvano- 
meter vergeleken met een 
ronde opening van 1 c.M. 
doorsnede. 
e-i 
8 
1 
25 
dis 3 
19 
9 
49 
d-z 
50 
29 
36 
cis 3 
60 
14 
25 
cz 
30 
11 
4 
35 
11 
2 
ais 2 
'22 
20 
2 
«2 
18 
40 
2 
gis. 
20 
27 
2 
g2 
30 
20 
16 
fis 2 
20 
23 
9 
f 2 
5 
4 
9 
5 
9 
49 
dis 2 
5 
1 
12 
d 2 
3 
33 
9 
cis 2 
2 
9 
1 
2 
4 
2 
bi 
3 
5 
1 
ais\ 
8 
6 
1 
10 
3 
1 
Het exemplaar van Gdye’s hoortoestel, dat wij ditmaal onder- 
zochten, versterkt de discant der spraakzone; dat, hetwelk in 1912 
onderzocht werd, deed volgens de eleetrische meting hetzelfde 
voor de baszijde. Een modern gewijzigd exemplaar (koper spiraal 
langs den rand van den binnenopvanger ; de laatste inwendig met 
fluweel bekleed) bevoorrecht eveneens de discant. Het schijnt, dat 
de nieuwere vormen discantversterkers zijn, en in dit opzicht breed 
en gelijkmatig werken. Voor alle zekerheid laat ik nog een meting 
