391 
Darnpspanningen van waterstof. 
6 
Kelvin 
graden 
P 
in internat, 
cm. Hg. 
/>ber. 
pwaarg. 
— p ber. i 
1 
I 
$waarg. u ber. 
druk van 
het bad 
-252.63 
78.91 
78.93 
— 
0.02 
0.00 
78.34 
veel vloeistof 
252.67 
77.97 
78.04 
— 
7 
0 
78.15 
>1 V 
253.76 
56.07 
55.85 
+ 
22 
+ 1 
55.62 
V V 
255.11 
35.17 
35. 13 
. + 
4 
0 
35.26* 
)) » 
255.16 
34.535 
34.51 
-j- 
25 
0 
OO 
co 
„ „ 
256.09 
24.16 
24.17 
— 
1 
0 
24.00* 
256.09 
24.19 
24.17 
+ 
2 
0 
24 . 47 5 * 
weinig „ 
256.10 
23.99 
24.06 
— 
7 
— 1 
23.77 
veel „ 
257.24 
! 14.97 
14.83 
+ 
14 
+ 2 
1 „ ,, 
| 
258.37 
8.60 
8.65 
— 
5 
— 1 
8.53 
1 
;; v 
met veel resp. weinig vloeistof correspondeert met een verschil in 
temperatuur van 0.003 graad, en valt binnen den graad van nauw- 
keurigheid ; het is bovendien in andere richting dan uit de onder- 
stelling van eene drukverhooging bij de condensatie zou volgen ; 
een invloed van evenrneele bijmengselen is dus niet te constateeren. 
In de tabel is tevens (kolom 6) aangegeven de druk in den cryostaat. 
De manometer, op welken de druk werd afgelezen, was verbonden aan 
een zijbuis aan de kap van den cryostaat ; deze kap had daar ter plaatse 
dezelfde wijdte als het cryostaatglas. Bij de met een * gemerkte drukken 
was de buis, die de verbinding met den manometer bewerkstelligde, 
binnen den cryostaat verlengd met een glazen buis die tot in de 
vloeistof reikte 1 ). Hierdoor verkrijgt men, dat de dampspanning ge- 
meten wordt aan een vloeistofoppervlak, waar niet voortdurend ver- 
damping (en dus afkoeling van de bovenste laag) plaats vindt. De 
invloed hiervan is zeer duidelijk : bij de waarnemingen zonder * is 
voor op één na alle de druk van het bad kleiner gevonden dan die 
in het dampspanningstoestel, voor de waarnemingen met is juist 
het omgekeerde het geval. Gemiddeld genomen is bovendien bij deze 
b Ten einde meer gewaarborgd te zijn, dat men den druk behoorende bij de 
temperatuur van eene bepaalde plaats in de vloeistof afleest, zou men deze buis 
evenals het dampspanningstoestel (Zie Meded. N°. 107a PI. I) met eene tot boven 
de vloeistof reikende warmtegeleidende buis kunnen omgeven. 
26 
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXII. A°. 1913/14. 
