400 
van het prisma in de natuurlijke ribbe eindigen, vinden wij weder 
(t = 45°. Bij andere waarden van R : r vinden wij: 
R : r 
a 
GO 
45° 
100 
49° 44’ 
50 
51° 38’ 
25 
52° 5’ 
10 
55o 29’ 
Bij den snaargalvanometer zal in den regel R:q tusschen 25 en 
50 gelegen zijn. Door dus bij dit instrument den tophoek ongeveer 
51° te maken, verkrijgen wij de maximale veldsterkte. Daar intus- 
schen de waarde van de functie betrekkelijk langzaam verandert in 
de nabijheid van het maximum, zoo zal een kleine afwijking van 
grootte van den hoek geen zeer nadeelige gevolgen hebben. In het 
algemeen mag er op gewezen worden dat het voordeeliger is den 
hoek iets grooter dan de theoretische waarde te nemen, daar in dat 
geval het veld meer homogeen zal worden, terwijl bij een kleineren 
hoek de veldsterkte sterker naar de randen zal afvallen. Als hoogste 
waarde mag 53° — 55° genomen worden, waarbij voor een ijzerdikte 
van 5 cM. de hoogste waarde, dus 55°, voor eene van 10 cM. de 
laagste, dus 53° niet overschreden wordt. 
II. De Snaarvorm en het magnetisch veld hij den Einthoven- 
galvanometer. 
Zoodra een stroom vloeit door de snaar van een galvanometer 
van Einthoven, neemt de snaar een gekromden vorm aan. Om den 
juisten vorm te bepalen dien de snaar daarbij aanneemt kunnen wij 
gebruik maken van een constructiemethode, die in de graphostatica 
welbekend is. Deze wordt aldaar gebruikt b.v. om den vorm te 
bepalen dien een ketting aanneemt onder den invloed van het gewicht 
van een daaraan opgehangen Innig. 
Zij b.v. de ketting tusschen A en B uitgespannen en werken op 
den ketting de krachten 4,, 3 X , 2 X , l ls I 0 , 2 0 , 3 0 en 4 0 in een richting 
loodrecht op AB, dan woVdt een diagram geteekend op de volgende 
wijze. Evenwijdig aan AB wordt een lijn OM uitgezet welke voor- 
stelt de overlangsche spanning van den ketting. Loodrecht op het 
einde van OM wordt CD uitgezet en op deze lijn worden stukken 
OG, GF, FE enz. begrensd die de grootte der krachten 4 X , 3 X enz. 
tot 4 0 aangeven, en wel op dezelfde schaal als bij het uitzetten van 
OM gebruikt is. De uiteinden der afgezette stukken die de zijde- 
lingsche spanningen voorstellen worden met M verbonden. Van uit 
B wordt een lijn evenwijdig aan MC getrokken en verlengd tot 
