40? 
12 mm. lengte bij een stroomsterkte van 1 milliampère. De tempe- 
ratuur van liet draadje werd telkens opnieuw bepaald door de 
meting van den weerstand nadat het veld zoo dicht mogelijk bij de 
waarde nul gebracht was, De resultaten werden ten slotte uitgewerkt 
met behulp van de formule : 
H= 2060 + 8« + (120.9 + 2.4t)A 
welke formule door mij uit vroegere metingen van Henderson en 
latere metingen van mijzelf berekend was. 
Deze formule waarin t de temperatuur in centigraden, A de pro- 
centuale weerstandsvermeerdering van het bismuthdraadje voorstelt, 
geeft bij veldsterkten grooter dan 4500 Ganss resultaten die op 
1 % nauwkeurig zijn, ten minste tusschen de. temperatuurgrenzen 
van 7 ° — 25° Celsius. Zoo verkreeg ik met behulp van deze methode 
bij den electromagneet van mijn EiNTHOVEN-galvanometer N°. II : 
Bij een veldstroom van 0.40 Ampère H =5360 in het sterkste velddeel 
5? 
„ 1.53 
) f 
18900 „ „ 
? ? 
? ? 
5 > 
? ? 
„ 2.39 
j ? 
23850 „ „ 
> ? 
> 5 
? j 
,, ,, 3.49 
? ï 
26950 „ „ 
5 > 
„ „ 8.54 
? ? 
31350 „ „ 
? ? 
? J 
j? 
„ 8.54 
• j 
14150 „ „ 
zwakste 
deel. 
Bij 
deze 
metingen bleef 
steeds 
de onzekerheid 
bestaan 
of het 
bismuthdraadje wel in het sterkste gedeelte van het veld geweest 
was, terwijl bovendien de bepaling van de lokale verandering van 
de veldsterkte eenige moeielijkheid opleverde. 
Ik heb dus met een balans van Cotton de metingen herhaald. 
Het bleek dat deze veel eenvoudiger en sneller konden geschieden. 
Mijn balans was voorzien van een rechtlijnigen stroomvoerenden ge- 
leider van 19.057 millimeter lengte; de balansarmen waren 304.25 
resp. 304.48 m.m. lang. De constante werd daaruit berekend op 
P 
5151 — waarin P het in de schaal geplaatste gewicht bedroeg, 1 de 
stroomsterkte in Ampères. De gevoeligheid van de balans werd in- 
gesteld op ongeveer 1 m.m. uitslag per milligram. De balans was 
op een kruissupport geplaatst waardoor deze gemakkelijk in de 
richting van het interferricum verschoven kon worden. 
Bij eenige bepalingen vond ik bij denzelfden magneet, met een 
veldstroom van : 
1.50 Ampère H — 19730 
3.48 „ 27810 
8.30 „ 31695 
welke getallen vermoedelijk minder dan 0.3 % van de werkelijke 
