424 
liscli kadmium in aanraking was geweest. Gasontwikkeling had na 
dien lijd niet plaats. 
Ten einde verder zoo weinig inogelijk van die olie te kunnen 
gebruiken, welker thermische uitzetting de waarnemingen bemoei- 
lijkt, werd de vrij gebleven ruimte van den dilatometer zooveel 
mogelijk met zeer kleine massieve glazen kogeltjes aangevuld. 
11. Een speciale elektrisch verhitte thermostaatinrichting, welke 
wij later uitvoeriger zullen beschrijven, heeft ons in staat gesteld de 
temperatuur, bij welke de dilatometeraflezingen plaats vonden, steeds 
binnen twee duizendste graad dezelfde te doen zijn. (Aflezing met 
thermometers volgens Beckmann). Gelijk zal blijken, wordt aldus de 
dilatometer voor onderzoekingen als deze, tot een precisie-instrument. 
Op deze wijzen werden de waarnemingen verkregen, die de volgende 
tabellen bevatten. *) 
TABEL I. 
gedaan : 
Temperatuur 
Duur der 
waarnemingen 
in uren. 
Verandering van 
den stand v.d. 
meniscus in mm. 
Verandering 
in mm. 
per uur 
49°60 
10i/g 
— 1500 
— 140 
59.60 
5 
- 233 
— 46 
60.45 
3 V 2 
— 66 
— 19 
62.40 
9 */2 
— 74 
— 8 
64.90 
4 
0 
0 
66.90 
16 >/ 2 
+ 53 
CO 
+ 
84.40 
6 
+ 267 
+ 44 
e werden 
met een niei 
iwe vulling d 
3 volgende 
TABEL II. 
Duur der 
Verandering van 
Verandering 
Temperatuur 
waarnemingen 
den stand v.d. 
in mm. 
in uren 
meniscus in mm. 
per uur 
O 
62.4 
5 Va 
— 246 
— 44 
64.7 
9 
— 59 
- 7 
64.8 
15 
— 57 
— 4 
65.0 
4 >/ 2 
+ 32 
+ 7 
T De horizontaal omgebogen kapillair van den dilatometer had een doorsnede 
van 1 mm. 
