504 
die eens voor al bepaald wordt met behulp van bekende krachten 
(gewichten). 1 ) 
De electromagnetigche compensatie dient uitsluitend om met de 
te meten krachten evenwicht te maken, het gewicht zelf van den 
drager wordt hydrostatisch opgeheven door twee in kwik gedom- 
pelde drijvers en herinnert dus aan een areometer van Nicholson. 
§ 3. De verschillende deelen van den toestel. 
a. Het omhulsel met den cryostaat. De binnenruimte van het 
omhulsel A van den toestel wordt in tweeën gedeeld door schermen 
E, die de warmteuitwisseling tusschen beide deelen tegengaan. Het 
cryogene deel beneden deze schermen omvat alles wat betrekking 
heeft op het verkrijgen der lage temperaturen, in de kamer boven 
de schermen, die vrij wel op standvastige temperatuur blijft, zijn 
alle fijnere deelen voor het nieten der krachten vereenigd. 
De wand van de cryogene kamer is beneden E van nieuwzilver. 
Daarbij sluit, luchtdicht er aan verbonden door den eaoutchoucring 
A x , het voor het opnemen van het bad van vloeibaar gemaakt gas 
bestemde vacuumglas A 2 aan. Het nieuwzilveren buisje A 5 dient 
voor toevoer van het vloeibaar gemaakte gas, de dampen Worden 
afgevoeid door A e . In de kap is tevens de stalen capillair van een 
heliumthermometer Th gesoldeerd. 
Het bovendeel van het vacuumglas is betrekkelijk wijd (6 cm.), 
zoodat de vloeistofspiegel door de verdamping slechts langzaam 
daalt, hetgeen, zooals wij zien zullen, van belang is. Door den koperen 
ring A 3 en de stangen A i wordt het vacuumglas onwrikbaar met de 
kap verbonden, zoodat het ook door de aanzienlijke krachten, die 
■) Tot het in evenwicht houden van een toestel van dit algemeene type kan 
elke werking dienen, die men geleidelijk veranderen kan zonder den drager aan 
te raken. Men kan dus even goed werken met gegeven compenseerende kracht 
(bepaalde gewichten) en veranderlijk veld (wijziging van den stroom door de klos- 
sen van den electromagneet) als met gegeven veld en veranderlijke elecLromagne- 
tisc.he compenseerende kracht. Toen de hier beschreven toestel geconstrueerd werd. 
stonden ons de voor nauwkeurige veldmetingen noodige hulpmiddelen nog niet ten 
dienste, wij moesten ons bij het nagaan der wetten van de verandering der ver- 
schijnselen met de temperatuur onafhankelijk maken van de verandering van het 
vehl en < ns bepalen tot het volgen der magnetisatie bij verschillende temperaturen 
bij eenige weinige te voren gekozen en gedurende de proeven telkens standvastig 
gehouden velden. 
Wat eene wijziging betreft, waarbij de electromagnetische compensatie door een 
compensatie met gewichten vervangen is, verwijzen wij op de weldra te publiceeren 
beschrijving van den toestel, die gediend heeft bij de onderzoekingen van Kamerlingh 
Onnes en Oosterhuis (Med. n°. 1296 en vlg.). 
