505 
bij verandering van druk in den toestel optreden, niet in stand 
veranderd wordt. 
Het deel van het omhulsel boven de schermen E is geheel van 
messing behalve de buis A v die van glas is. 
Bij A a en A g passen de verschillende deelen wrijvend in elkaar, 
dit vergemakkelijkt het opbouwen van den toestel. 
Aan het boveneinde is het omhulsel A verwijd tot een ruime 
kamer waarin de deelen zijn geborgen, die dienen om den drager 
zwevende te houden. Zij is gesloten door een gewelfd deksel A 10 , 
dat eveneens wrijvend op den wand past. Aan dit deel van het 
omhulsel is verder onwrikbaar de naar beneden nauwer wordende 
nieuwzil veren buis B 1 B 3 verbonden, waaraan (bij B. 2 ) de veer 
is bevestigd, die den bewegelijken drager in verticale richting leidt 
alsmede het paar stootpennen B 3 , die verhinderen dat de drager 
te veel naar boven of naar beneden gaat. 1 ). 
Het omhulsel dient verder om den geheelen toestel op te hangen 
aan twee 'horizontale balken ; met het kogelgewricht C\C 2 , kan de 
richting van de as van den toestel veranderd worden, zonder dat de hoogte 
ervan verandert. De plaat C\ rust met 3 stelschroeven C 4 op de 
grondplaat C % , die weder op de balken bevestigd is, en kan in het hori- 
zontale vlak in twee onderlinge loodrechte richtingen verplaatst 
worden door de schroeven CV Met de stelschroeven kan men den 
geheelen toestel 3 cm. op en neer bewegen ; dit is bij de toepassing 
van de methode van Faraday noodig om het optimum der werking 
te zoeken door het verplaatsen van den toestel ten opzichte van 
den electromagneet. 
b. De bewegelijke drager wet toebehooren. In de figuur is de 
drager aangegeven met ;)/. Hij bestaat uit een lange dunwandige 
zoowel lichte, als stevige buis van messing, verlengd met een 
nauwere nieuwzilveren buis die aan het eind een schroefdraad j)/ 3 
draagt. De proefvoorwerpen worden eveneens met bovenstukken 
van nieuwzilver voorzien, die op M. x geschroefd kunnen worden. 
Zij zijn dus zeer gemakkelijk aan den drager te bevestigen en 
daarvan te verwijderen. Op de messingbuis zijn op geschikte hoogte 
de volgende deelen aangebracht: de veeren R x en Jl. 2 , die de bewe- 
ging geleiden, de merkteekens ten behoeve van liet aflezen van 
den stand van den drager M 4 , een stootring Z> 3 om de beweging 
D De nieuwzilveren buis had bij de meeste proeven zonder bezwaar door een 
eenvoudiger inrichting vervangen kunnen worden; bij liet ontwerpen was op 
proeven gerekend, die niet tot uitvoering zijn gekomen. Bij de noodige zorg kan 
men ook de stootpennen wel missen. 
