506 
tusschen de stootpennen te begrenzen, de met den drager mee 
bewegende electromagnetische klos M h , de drijverdragers F 1 en een 
schaaltje M Y . Wat deze verschillende deelen betreft zij nog het 
volgende opgemerkt. 
c. Loodrechte geleiding van den drager. De ruimte tusschen de 
proefvoorwerpen en den binnenwand van het vacuumglas kan, wanneer 
men met sterke velden wil meten soms slechts enkele tiende milli- 
meters bedragen ; bij de minste verwijdering van de as van den drager 
uit haren oorspronkelijken stand tengevolge van een kleine dissymmetrie 
in de werking van den electromagneet of van eenige andere oorzaak, 
zou de drager dus niet meer vrij op en neer kunnen bewegen. Deze 
moeilijkheid werd geheel naar wensch overwonnen door den drager bij het 
op en neer bewegen te leiden met behulp van twee afgeplatte spiraal- 
veeren 1 ). Het buiteneinde van beide is aan het vaste deel van den 
toestel, het binneneinde aan den drager bevestigd en het vlak van 
de veeren is loodrecht op de omwentelingsas van den drager gesteld. 
Door de kunstgreep van het toepassen van platte veeren wordt ver- 
kregen, dat de verplaatsing van het midden in het vlak van elk der 
spiralen bijna geheel is uitgesloten. Gewoonlijk werkt men met 
dezelfde bovenveer R 1 aan den drager, terwijl elk proefvoer werp 
met een eigen veer wordt voorzien, die tegelijk met dit laatste uit 
den toestel wordt genomen. 
d. Hel areometrisch evenwicht. Om den drager zwevende te houden 
door hem op kwik te doen drijven is in de bovenste kamer van 
den toestel een ringvormige bak C (bij onze proeven nog van glas, 
later van porcelein) aangebracht, die gecentreerd is op de omwentelingsas 
van den drager. Deze is voorzien van een horizontalen arm L \ , 
waarin aan de beide einden de steelen van de drijvers bevestigd 
zijn, glazen ballonnetjes, wier vorm aan eene afgeplatte el 1 ipsoide 
herinnert. Alleen de halsjes van deze ballonnetjes, glazen buisjes, 
van zeer Ideine doorsnede, steken buiten het kwik uit. De doorsnede 
dient zeer klein te zijn omdat de opwaartsche druk van het kwik 
slechts zeer weinig veranderen mag, wanneer de toestel gevoelig zal 
zijn voor zeer kleine verandering van de daarop werkende verticale 
kracht. Zij kan echter niet beneden een zekere maat dalen omdat 
deze steeltjes tevens moeten dienen om de vermindering in opwaartseben 
] ) Om zulk een veer te verkrijgen wordt in een plaatje nieuwzilver op de draai- 
bank een spiraalvormig gleufje van 0.2 tot 0.3 ram. breedte gedraaid (zie perspec- 
tivische figuur EiR 2 ). Door bij gegeven diameter verschillende breedten aan den 
spiraalband te geven, kan men veeren van elke gewensclite gevoeligheid verkrijgen. 
Het binneneinde wordt aan een kokertje gesoldeerd. Het buiteneinde wordt in een 
klemschroef bevestigd. 
