507 
druk van het bad op de proefvoorwerpjes, tengevolge van de ver- 
damping Ie eornpenseeren, hetgeen geschiedt door het niveau van 
het kwik te doen rijzen. Men bedient zich daarbij van een dompelaar 
D x , een glazen fleschje van een bij den ringvormigen bak pas- 
senden vorm, dat men met behulp van de stang D 2 met schroef- 
draad en gekartelden kop ö 4 en gaande door een pakkingbus Z) 3 op 
en neer beweegt. Deze zeer doelmatig gebleken inrichting veroorlooft 
dat men zich vooraf den hydrostatischen druk van het bad slechts bij 
benadering compenseert, waartoe men op het schaaltje M l een aan 
dien druk ongeveer gelijk gewicht plaatst; de nauwkeurige regeling 
geschiedt dan later met behulp van liet instellen van den kwikspiegel. 
e. De electromagnetische comp&nsatie-inrichting . De vaste klos N x 
bevat J 275 windingen geisoleerd koperdraad, gewonden op een ge- 
raamte van messing; dit laatste past glijdend buiten op het omhul- 
sel; de klos rust op de ring JSF 2 , van boven wordt zij opgesloten 
door de moer N.,. De bewegelijke klos M b moest eenerzijds zoo 
licht mogelijk zijn, anderzijds eene zoo groot mogelijke kracht uit- 
oefenen ; er is dus op gelet dat het bij gegeven gewicht voordeelig 
is de straal van de klos groot en het aantal windingen klein te 
nemen. De klos bevat in twee lagen 248 windingen (cl = 0.7 mm.), 
gewonden op een dun wandige ebonieten buis, die gevat wordt tusschen 
twee steunringen van messing in den vorm van wieltjes, die 
men op de gewenschte hoogte op den drager kan vastzetten. 
De draad die den stroom naar de bewegelijke klos voert gaat 
geisoleerd door het deksel G x en is verbonden aan de bevestigings- 
klem van de bovenspiraalveer G 2 ; de stroom doorloopt verder deze 
veer, den met eboniet van den drager geisoleerden bevestigingsring, 
den draad G 3 , den drager zelf, het draagbalkje van de drijvers, een 
platinadraad, die in het kwik dompelt, het kwik en eindelijk een 
tweeden platinadraad, die den stroom naar het deksel voert. 
Het calibreeren van het electromagnetisch systeem geschiedt eens 
voor al door onder in plaats van een proefvoorwerpje een balans- 
schaaltje aan te schroeven, hierop worden bepaalde gewichten geplaatst 
en de stroom geregeld, zoodat hunnen werking er door opgeheven 
wordt. 
De hoogte, waarop de drager zweeft wordt afgelezen op een 
glazen plaatje M 4 met eene verdeeling in tiende millimeters, waarop 
ingesteld wordt met een ongeveer 40 malen vergrootend microscoop 
L x . Een venster van dik glas met parallelle vlakken is daartoe vast- 
gekit op een vensteropening in de glazen buis A r . Tegenover het 
microscoop wordt achter deze buis een gloeilampje zoo opgesteld, 
34 
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXII. A°. 1913/14. 
