508 
dal de streepen licht op halfdonkeren grond gezien worden, het is 
dan zeer scherp te beoordeelen wanneer de kruisdraad van het 
microscoop juist op de streep inspeelt. 
§ 4. Be proef buisjes. De door ons onderzochte stoffen (zouten, 
poedervormig metaal) zijn alle opgesloten in glazen buisjes, omtrent 
welke het volgende zij opgemerkt. 
Het is wenschelijk, dat de opwaartsche druk van het bad zoomin 
mogelijk verandert bij het dalen van den vloeistofspiegel door de 
verdamping, daarom loopen de buisjes aan het boveneinde uit in 
dunne glazen staafjes J/ 8 van 2 a 2.5 mm. doorsnede. Aan deze 
steel bevestigt men met een weinig kit van Khotinsky de benedenste 
spiraalveer B, en het schroeftapje, waarmede het buisje aan den 
drager geschroefd wordt. Wat het glazen buisje betreft zoo hebben 
wij verschillende vormen toegepast. Voor stoffen met groote suscep- 
tibiliteit, bij welke de magnetische werking op het glas of op het 
bad slechts een ondergeschikte rol spelen, zoodat daarvoor, wanneer 
zij niet geheel te verwaarloozen is, gemakkelijk eene correctie kan 
worden aangebracht, worden buisjes als S, gebruikt. Men vult het 
buisje, wanneer het beneden nog open is, met het te onderzoeken 
poeder, telkens kleine hoeveelheden regelmatig vastdrukkend om een 
dicht aaneengesloten vulling en tevens een gelijkmatige dichtheid 'over 
het geheele buisje te verkrijgen; sluit de stof met een propje glas- 
wol op (om te vermijden dat de stof bij ’t afsmelten van het buisje 
verhit wordt), en smelt het buisje aan de luchtpomp af. Het is des 
te meer noodig zeker van het vacuum te zijn, naarmate de s : o- 
tibiliteit van de onderzochte stof kleiner is en de susceptibiliteil 
de lucht dus meer in aanmerking zou komen. Een hoog vacuun 
echter klaarblijkelijk niet noodig. 
Moet men met de susceptibiliteit van het glas, welke tot betrek 
kelijk vrij sterke werkingen aanleiding geeft 1 ), rekening houden, dan 
dienen buisjes van het type >S’ 2 , waarvan het benedenste deel, dat 
van het bovenste door een glazen schotje gescheiden is, luchtledig 
wordt gepompt. Bevindt dit schotje zich in de hartlijn der polen dan 
vallen de correcties van het glas, daar het symmetrisch ten opzichte 
van die lijn verdeeld is, weg ; de susceptibiliteit van de onderzochte 
stof wordt dan onmiddellijk met die van het vacuum vergeleken. 
Het tvpe >S’ 3 , waarvan de teekening geen nadere verklaring behoeft, 
dient om de susceptibiliteit van de vloeistof van het bad te meten. 
i) De susceptibiliteit van het glas bij lage temperatuur is door ons bepaald in 
Leiden Comm. No. 124a, p. 6. 
