6 16 
uitgewisseld, waarbij (behalve hun warmtecapaciteit) hun warmte- 
uit wisseling onderling door geleiding, en met de omgeving door 
geleiding, straling en convectie een rol speelt. 
Deze uitwisseling heeft plaats ook gedurende de bestraling, en zal 
dus op de gevoeligheid van direct nadeeligen invloed zijn. 
Wanneer men om de snelheid te vergrooten die uitwisseling be- 
vordert, zal men dus een vermindering van gevoeligheid hebben te 
verwachten, tenzij men hierin op andere wijze tegemoet komt. 
Nu levert voor verschillende toepassingen van de thermozuil (in 
het bizonder, wanneer ze niet voor spectraalonderzoek, maar voor 
het meten van totaalstraling dienst doet) de smalheid van het be- 
straalde oppervlak geen voordeel op. Voor die toepassingen zou een 
breeder oppervlak, dat een grooter deel van de straling opvangt, 
meer aangewezen zijn. 
In het volgende zal in het kort een thermozuil beschreven 
worden, die volgens een geheel ander principe, dan tot heden ge- 
\ olgd werd, is geconstrueerd. Daarbij is aan beide voorwaarden, 
snelle warmteuitwisseling en breed bestraald oppervlak, voldaan, en 
is dientengevolge groote snelheid en groote gevoeligheid bereikt. 
De thermozuil is opgebouwd uit een groot aantal metaalbandjes. 
Ieder daarvan bestaat voor een deel (a b ) uit constantaan, en voor 
een deel ( b c ) uit koper, en is met zijn beide uiteinden gesoldeerd 
op twee koperen zuiltjes (e en f). 
Dit constantaan-koper bandje kan in zijn 
geheel aan de straling worden blootgesteld. 
Daarbij zal, door het groot verschil in warmte- 
capaciteit der beide soldeerplaatsen a en b, 
b tot hooger temperatuur verwarmd worden 
dan a. 
Voornamelijk tengevolge der goede warm te- 
geleiding tusschen de soldeerplaatsen, zullen deze na zeer korten 
tijd in temperatuurevenwicht zijn. Daar constantaan en koper aan- 
merkelijk in w ar mtegeleidings vermogen verschillen, zijn de dikte (en 
de lengte) van de beide metalen die het bandje vormen verschillend 
gekozen, en wel in zoodanige verhouding, dat gedurende de bestra- 
ling juist in b de temperatuur van het bandje het hoogst is. 
Zulke elementen laten zich op eenvoudige wijze tot een zuil 
vereenigen. Zoo bestaat een door mij geconstrueerde opper vlakte- 
thermozüil uit 80 elementen, die in drie rijen gerangschikt een cirkel 
van 2 cm. diameter vrijwel geheel vullen. De totale weerstand 
bedraagt circa 9 ohm. De gevoeligheid en de snelheid van deze 
