OCX 
1K, dont le centre eft auffi diftant du plan de Pin- 
ftrument , que celui du miroir G H : cette monture 
eft compofée d’un anneau de cuivre de io lignes de 
diamètre , dans lequel on a creufé deux feuillures 
ou pontées pour contenir deux verres : le premier , 
qui eft du côté du centre , & expofé au miroir G R, 
eft de 9 pieds & demi de foyer, & eft étamé dans un 
tiers ou environ de fa furface , comme on le voit 
en A B ,fig. x , le refte demeurant clair. Le fécond , 
qui fe doit mettre de l’autre coté , eft de 2 pieds 8 
pouces de foyer & n’eft point étamé : ces deux verres 
font maftiqués exa&emenî tout autour avec leur 
monture ; & comme l’étain fe trouve entre-deux , 
Pair marin n’y peut trouver aucun paffage : la fig. 2 
repréfente cetîâ piece de front & de profil. 
Cette monture garnie de fes verres , eft placée de 
forte que fon plan fait un angle de 67^ 30' avec la 
ligne qui joint les centres des deux miroirs , & elle 
a une queue qui traverfe l’inftrument , ÔC qui eft re- 
tenue de l’autre côté par un écrou qui la conferve 
dans la fituation convenable , & permet de l’y remet- 
tre quand elle s’en dérange. 
La piece A B qui fert de bafe à la monture , eft 
double , & la piece de deftiis qui porte cette mon- 
ture , peut s’incliner tant foit peu fur l’autre , au 
moyen d’une vis placée en E 2 , ce qui lert à 
mettre le petit miroir K , fig . / , dans la fituatio,n 
perpendiculaire qu’il doit avoir fur le plan de l’in- 
ftrument. 
Vis-à-vis de ce petit miroir , St dans une ligne 
inclinée à la ligne CD de 45 d , eft fixé un tuyau de 
lunette porté par deux pieds , l’un attaché vers le 
limbe , & l’autre fur la réglé K X. 
Ce tuyau fe termine en E , à 8 pouces ou environ 
du petit miroir ; il eft garni de deux verres , favoir , 
d’un oculaire de 2 pouces de foyer , & d’un autre 
verre qui lui fert comme d’obje&if, qui eft d’un 
pied 10 pouces , & incliné au plan de i’inftrument 
de 6j A 30'. 
La piece ou poignée qui eft en B , fig. 3 , fert à 
ferrer le limbe pour mieux tenir rinftrument contre 
fa poitrine. 
L’alidade CV porte un genre de micromètre tout 
particulier ; au] lieu de placer , comme à l’ordinaire, 
au milieu de la fenêtre de l’alidade , le fil d’argent 
dirigé au centre , qui fert d’index ou de ligne de foi, 
M. de Fouchy a fait porter ce fil à une longue ai- 
guille del, mobile fur un clou tourné d tout au bas 
de l’alidade , & fort près du limbe : cette aiguille 
porte affez près de fon centre de mouvement, & 
dans la partie qui paffie deftiis le limbe de l’inftru- 
ment, le fil d’argent gn qui lut fert d’index; elle 
eft prefque aüfti longue que l’alidade , & fon extré- 
mité vient fe terminer près du centre de l’inftrument 
fur une piece de cuivre //, attachée à l’alidade , que 
l’auteur appelle U petit limbe , & fur laquelle l’ai- 
guille décrit par fon mouvement un arc de cercle. 
Vers le milieu de fa longueur elle eft pouftee par 
un reftbrt o p q qui tend à la faire aller de droite à 
gauche , & contretenue par une vis f r qui lui per- 
met de céder au reftbrt , ou qui la pouffe en fens 
contraire. 
Comme la diftance depuis le centre de mouve- 
ment de l’aiguille jufqu’à fa pointe, eft vingt fois 
plus grande que la diftance de ce même centre à la 
divifion, il fuit que lorfque le fil index a parcouru 
vingt minutes fur la divifion de l’inftrument , la 
pointe de l’aiguille a parcouru fur le petit limbe un 
efpace vingt fpis plus grand , & qu’en divifant cet 
efipace en vingt parties , chacune vaut une minute , 
& devient auffi fenfible que les 20 minutes l’étoient 
fur je grand limbe , ce qui donne la liberté de les 
divifer en ÿ , ou efpaces de 1 5 fécondés chacun. 
Pour fe fervir de cette machine , 011 mgi a van; 
O C T p 
l’opération , la pointe de l'aiguille fur le zéro dê lâ 
divifion du petit limbe ; & après i’obfervation faite * 
on regarde fi le fil index tombe fur un point de îa 
divifion du grand limbe ou non ; s’il y tombe , le 
micromètre eft inutile , & l’arc indiqué eft îe véri- 
table ; mais s’il n’y tombe pas , on tournera la vis 
jufqu’à ce que le fil coupe en deux le point de divi- 
fion immédiatement précédent;&£ pour lors la pointé 
de l’aiguille indique ce qu’il faut ajouter à ce point 
pour avoir la valeur de l’arc obfervé ; cet artifice 
ingénieux produifoit l’effet du Vernier., 
La lunette eft une partie effentielle de ces inftrü* 
mens , fur-tout lorfqu’on veut la faire fervir à d’au- 
tres obfervations qu’à celles du foleil , comme à la 
lune & aux étoiles : on s’en difpenfe trop fouvent 
dans l’ufage de la marine , fur-tout en Angleterre , 
ou l’on voit par-tout des octants à pinnules* 
Suivant M. de la Caille, il faut que la lunette d’itri 
octant foit conftruite comme une greffe lorgnette 
d’opéra, c’eft-à-dire , avec un objeÔif de 10 pouces 
de foyer, & un oculaire concave ou plan-concave 
de 3 pouces & demi, ou 4 pouces de foyer. L’ou- 
verture de l’objedif doit être de 24 à 28 lignes de 
diamètre , celle de l’oculaire de 2 à 3 lignes au plus ; 
le tuyau peut être de cuivre ou de bois , couvert de 
chagrin ou de rouffette ; l’oculaire doit être placé 
dans un tuyau mobile, tenant à frottement un peu 
rude , afin que l’obfervateur puiffie l’alonger au point 
qui convient à fa vue , & qu’il ne s’enfonce pas en 
choquant contre le vifage : il faut de plus que l’ob- 
jeétif foit bien centré félon l’axe de la lunette ; le 
tuyau doit être arrêté fur l’inftrument , de forte que 
fon axe foit parallèle au plan de l’inflrument , & 
qu'il paffe par le milieu de la ligne qui fépare dans le 
petit miroir 1 , la partie étamée de la partie tranfpa- 
rente , ou par le milieu de la fente de ce miroir , s’il 
en a une. 
Pour obferver la hauteur d’un aftre avec l’octant 9 
on dirige la lunette à l’horizon , & en inclinant le 
miroir mobile, on rend horizontal le rayon de l’aftre 
par une double réflexion ; l’obfervation fe fait d’au- 
tant plus aifément, qu’il fuffit de faire concourir le 
centre ou le bord de l’aftre avec l’horizon, fans 
qu’il importe qu’on voie ces deux objets par un point 
un peu plus haut ou un peu plus bas de la glace , ni 
par conféquent qu’on foit obligé, comme dans l’ufa- 
ge des autres inftrumens , de faire concourir l’horizon 
& l’image du foleil dans un point précis marqué 
fur rinftrument, ce que le mouvement du vaiffeait 
rendoit impoffible autrefois ; il fuffit ici de s’affurer 
que l’octant étoit fenfiblement vertical pendant l’ob- 
fervation ; pour cela , en regardant toujours l’image 
du foleil fur l’horizon , on fait balancer légèrement 
le plan en l’inclinant un peu de droite à gauche , &c 
de gauche à droite , alors fi le foleil refte fenfible- 
ment à la même hauteur , fon image vue dans le 
petit miroir, paroît décrire un arc de cercle , dont 
le point du ciel oîi eft le foleil eft le centre : cet arc 
doit toucher l’horizon dans le point où le vertical le 
coupe; ainfi à égales diftances de part & d’autre de 
ce point, l’image du foleil doit paroître également 
éloignée de l’horizon ; & dans ce point feul elle doit 
concourir exa&ementavec l’horizon; on peut choifir 
le point du foleil dont on veut avoir la hauteur. La 
plupart des marins fe fervent du bord inférieur de 
l’image du foleil au lieu du centre , ce qui eft beau-* 
coup plus exaû. Pour obferver la diftance d’un 
aftre , on met le plan de l’inftrument dans le plan des 
deux aftres ; on regarde l’un direftement par l’ou- 
verture du miroir fixe, & l’on amené l’autre dans la 
même direction , en inclinant l’aliclade & le miroir 
mobile. Avec un octant bien fait de 20 pouces de 
rayon, on peut avoir la hauteur du foleil ou fa diftan- 
çe à la lime , à une minute près 3 ce qui fuffit pour 
