THE 
L s eau depuis fa congélation jufqu’à fon ébullition 
ne foufFre que 80 dégrés de chaleur : l’efprit-de-vin 
depuis fa congélation jufqu’à fon ébullition en 
fouffre à peu près 1 17 , & le verre depuis le plus 
grand froid jufqu’à fa fuffon, en fouffre un nombre 
prodigieux. En appliquant nos principes au réfultat 
de ces comparaifons, vous conclurez que la mar- 
che de l’efprit-de-vin s’écarte moins de celle de la 
chaleur, que la marche de l’eau. 
Comparez enfuite un thermomètre d’efprit-de-vin 
avec un thermomètre de mercure : vous les trouverez 
beaucoup moins diCcordans , affez cependant pour 
faire remarquer , à certaines diflances , comme de 
ïo en 10 dégrés , que les accroiffemens de chaleur 
qui font marqués fur le thermomètre de mercure par 
des dégrés égaux , le font fur le thermomètre d’efprit- 
de-vin par des dégrés qui vont en croiffant. D’ail- 
leurs le mercure depuis fa congélation jufqu’à fon 
ébullition, fouffre 488 dégrés de chaleur, fans qu’il 
en foit plus raréfié que l’efprit-de-vin confidéré 
fous un nombre de dégrés quatre fois moins grand. 
D’après les réfultats, vous conclurez facilement 
que la raréfaélion du mercure s’accorde mieux 
avec la chaleur, que la raréfaftion de l’efprit-de- 
vin. 
En comparant de la même maniéré le mercure 
avec toute autre liqueur, on lui trouvera le même 
avantage. 
ïl faut cependant convenir que le mercure a quel- 
ques propriétés qui nuifent un peu à la régularité de 
fa marche. Il efl pefant , fon poids ne lui permet 
pas de monter au terme de la chaleur dont il efl 
affeélé. Soit un thermomètre de mercure qui ait 25 ou 
30 pouces de longueur. Tenez ce thermomètre dans 
une fitwation à peu près horizontale , & marquez 
le point ou la liqueur fe fera arrêtée. Relevez le 
shermometre , tenez-le dans unefituation verticale ; 
vous verrez que la liqueur defeendra d’autant plus 
que la boule fera plus greffe , relativement au dia- 
mètre du tuyau , & que la liqueur fera plus élevée 
au-deffus de la boule. Cet abaiffement de mercure 
qui peut aller à 2 lignes , à 3 lignes , &c. efl certai- 
nement l’effet de la pefanteur. Efl-ce le poids du 
cylindre de mercure qui comprimant le mercure 
contenu dans la boule, le réduit à un plus petit 
cfpace ? Ou, ce qui efl plus vraifemblable , efl-ce 
le poids de ce cylindre qui agiffant fur les parois 
intérieures de la boule, en écarte les parties & en 
augmente la capacité ? C’efl ce qu’il importe peu de 
décider ici. On dira feulement que le défaut n’efl 
pas fenfible dans un petit thermomètre , & qu’on le 
corrigera dans un grand en tenant le tube incliné. 
Le mercure a un autre défaut relatif au thermo- 
jnetre , c’efl de s’attacher quelquefois à la furface du 
Verre , & d’y dépofer des molécules qui, diminuant 
le volume de la liqueur , dérangent néceffairement 
la graduation. Ce défaut que l’on attribue ordinai- 
rement aux impuretés du mercure, ne vient guere 
que de l’humidité. On y remédiera , à coup fur , 
en chargeant le thermomètre félon la méthode fui- 
vante. 
Je fuppofe un tube capillaire, garni à l’une de 
fes extrémités d’une boule convenable, félon la 
forme ordinaire. Je foufile à l’autre extrémité une 
bouteille ouverte , communicante & recourbée en 
en-haut , comme la boule des baromètres. Cette 
bouteille ne doit pas refier , elle doit feulement fer- 
vir à charger le thermomètre. Je l’appellerai réfer- 
Voir , pour marquer fon ufage , & la diflinguer de 
la vraie boule eflentielle au thermomètre. Ce réfer- 
voir doit être grand ; il doit avoir au moins quatre 
fois plus de capacité que la boule. C’efl dans ce 
réfervoir que je verle le mercure , pour le faire 
monter de-la dans la boule du thermomètre. 
Tome IV. 
THE 939 
Après avoir préparé un brafier de îa longueur 
du tube, & avoir attaché au-deffous de la boule 
un fil* de-fer, je couche le tube fur le brafier & je 
fais bouillir le mercure contenu dans le réfervoir**. 
Pendant ce tems j’ai l’attention de modérer l’ardeuf 
du brafier , de maniéré que le verre ne s’y échauffé 
pas au point de l’amollir. Quand le mercure a bien 
bouilli , je prends le fil-de-fer , & par fon moyen, 
je leve le tube de deffus le brafier , tenant la boulé 
en haut, & le réfervoir en bas* Alors le tube fe 
refroidit , il fe fait un vuide dans la boule , & l’air 
extérieur preffant fur le mercure du réfervoir , le 
force de monter. Quand le mercure ceffe de mon- 
ter dans la boule , je reporte le tube fur le brafier, 
& je le laiffe en cette difpofition , jufqu’à ce- que 
le mercure bouille avec force dans la boule &C dans 
le réfervoir. Alors je releve le tube ainfi que j’ai 
déjà fait , Sc je laiffe monter le mercure dans la 
boule , qui par cette fécondé opération , fe trouve 
ordinairement remplie. Je ne m’en tiens pas là ; je 
porte encore mon tube fur le brafier , & j’anime le 
feu jufqu’à volatilifer le mercure , & le faire paffer 
en vapeurs, de la boule dans le réfervoir , avec un 
fifflement fembJable à celui d’un éolipile. Quand il 
ne reffe plus dans la boule qu’à peu près un tiers du 
mercure , je releve le tube , & alors le mercure de 
la boule efl forcé par les vapeurs à defeendre dans 
le réfervoir. Il remonte enfuite dans la boule Sc la 
remplit entièrement : cette troifieme opération ne 
fuffit pas ordinairement. Je la répété autant de fois 
que je le juge néceffaire pour diffiper parfaitement 
l’humidité , tk enlever par le frottement du mercure 
bouillant , lesfaletés adhérentes aux parois intérieu- 
res du tuyau. 
J’eftime que le mercure a affez 1 bouilli , lorfque 
paffant en vapeurs de la boule dans le réfervoir , iî 
laiffe apperce voir une lueur éleélrique , & qu’en re- 
montant du réfervoir dans la boule , il ne fe divife 
point & ne jette aucun bouillon. 
Quand le thermomètre efl chargé , la bouteille qui 
a fervi de réfervoir devient inutile ; je l’enleve , en 
obfervant de laiffer le tube plein de mercure , afin 
que l’air extérieur ne pniffe y pénétrer , & y dépofer 
de l’humidité. Je tiens le tube ainfi rempli jufqu’au 
moment où je veux le fceller; alors je prends les 
précautions fuivantes : 
Je porte à la lampe l’extrémité du tube, & je Iâ 
réduis en un filet très-mince , que je laiffe ouvert; 
puis je plonge doucement le thermomètre dans de 
l’eau bouillante, ou plutôt , de peur que la raré- 
faction trop fubite du mercure ne Gaffe la boule , je 
plonge le thermomètre dans de l’eau froide que je fais 
enfuite échauffer par dégrés jufqu’à ce qu’elle 
bouille. La chaleur de l’eau fait fortir du thermomètre 
le vif-argent fuperflu. J’ai fur une table un réchaud 
plein de charbons ardens, & une lampe allumée, 
pofée à une diflance convenable. Quand le mercure 
ceffe de couler, je retire le thermomètre de l’eau 
bouillante , &: j’en préfente la boule à la chaleur du 
réchaud , afin d’en faire fortir encore un peu de vif- 
argent. Je le retire enfuite , & pendant que le mer- 
cure coule encore , je porte l’extrémité capillaire 
du tuyau à la flamme de la lampe. Cette extrémité 
fond auffi-tôt, & le thermomètre fe trouve fermé her- 
métiquement , fans que l’air extérieur ait pu y pé- 
nétrer. ' 
Il arrive quelquefois qu’on fait fortir trop de vif- 
argent , ou que le tube efl trop court relativement 
à la groffeur de la boule , &; qu’en conféquence on 
ne peut marquer le terme de la glace. Pour préve- 
nir cet inconvénient , il feroit bon d’effayer les 
tubes avant de prendre toutes les peines dont on 
vient de parler : ce feroit de commencer par les 
remplir de mercure à la maniéré ordinaire , de les 
