074 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
ter du zéro de 5 millimètres de chaque côté, et la moindre influence 
extérieure, par exemple celle d’une pièce aimantée })lacée dans son 
voisinage, peut la faire mouvoir dans un sens ou dans l’autre avec une 
amplitude i)lus ou moins grande, suivant la polarité et l’intensité du 
magnétisme de la pièce en question. Mais si on dispose de l’autre côté 
de l’aiguille une autre pièce douée d’un pouvoir magnétique connu et 
considéré comme type, et qu’on règle convenablement la distance de 
cette seconde pièce de l’aiguille mobile, celle-ci reviendra à sa position 
primitive, et l’on se rendra compte ainsi de la valeur magnétique de 
la première pièce. 
La })ièce à étudier, barre ou liL est donc placée à une distance fixe 
du centre de suspension de l’aiguille, de telle sorte ([ue le prolonge- 
ment de son axe passe jiar ce centre et fasse un angle droit avec l’axe 
de l’aiguille. Elle doit aussi être disposée borizontalement et de l’est à 
l’ouest, de façon à éviter l’influence du magnétisme terrestre. 
Le compensateur, situé de l’autre côté de l’aiguille, consiste en un 
fort barreau d’acier aimanté, tournant sur un axe à l’intérieur d’un 
cercle gradué. Dans .sa jiosition normale, ce barreau est parallèle à 
l’aiguille et marque zéro comme elle. .Mais quand on veut le faire ser- 
vir à équilibrer l’influence sur l’aiguille aimantée du magnétisme de 
1a pièce métallique soumise à l’étude, on fait tourner le barreau sur 
son axe de façon à rapprocher de l’aiguille une de ses extrémités : et 
011 lit sur l’index (où clnuiue (luaiT de cercle est divisé en oGO degrés), 
la valeur du déplacement angulaire. L’est cette valeur qui représente 
la puissance magnétique du métal étudié. 
La balance comprend un dispositif pour l’aimantation du morceau 
de fer ou d’acier dont il s’agit d’apprécier la capacité magnétique. 
.\utour de res[iace destiné à la pièce métallique en question, est dis- 
posée une bobine dont l’action sur l’aiguille, indépendamment de son 
noyau, est équilibrée par celle d’une autre bobine identique située de 
l’autre côté. L’influence magnétique du noyau, lequel se trouve être la 
pièce à étudier, au moment où le courant est introduit dans la bobine, 
est alors la seule qui puisse faire dévier l’aiguille aimantée. Le courant 
est dirigé alternativement dans un sens et dans l’autre, afin de pou- 
voir comparer les polarités nord et sud du noyau, et aussi estimer le 
magnétisme rémanent de ce dernier. 
Dans les études comparatives qu’il a faites avec sa balance magné- 
tique. .AL Hughes s’est constamment servi, pour l'aimantation, d’un 
courant assez faible produit jiar un élément Daniell. 
11 a reconnu l’exactitude des principes suivants ; 
