REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 
6g3 
semble diminuer. Les courants alternatifs s’emploient sur des 
réseaux dont l’extension tend à prendre des dimensions kilomé- 
triques énormes. La ligne, par sa capacité propre, contribue elle- 
même d’une façon efficace à rétablir la régularité troublée par la 
self-induction. 
Signalons pour finir trois applications de la cellule alumi- 
nique, applications moins importantes mais non sans intérêt. 11 
est souvent utile, indispensable même, par exemple, en télégra- 
phie sans fil, d’absorber l’étincelle d’extracouranl d’ouverture 
aux relais, frappeurs, etc... Cette étincelle entretiendrait au poste 
récepteur la conductibilité du radio-conducteur au moment où il 
importe de le voir inerte, et rendrait ainsi toute communication 
impossible. Ce résultat est atteint en mettant en dérivation sur 
l’étincelle soit un condensateur, soit une résistance très grande 
et dénuée de self. Ducretet emploie comme condensateur une 
cellule électrolytique à électrode d’aluminium. Il est avantageux 
d’utiliser deux électrodes d’aluminium ; on peut se contenter 
d’une seule, mais alors il faut que cette électrode soit connectée 
au pôle positif du courant interrompu. 
En second lieu, un clapet unique peut servir de barrière 
s’opposant au retour du courant vers la source dans la charge 
des accumulateurs en courant continu, et dispense par suite d’un 
disjoncteur automatique. Le mode de connexion est évident 
(Soulier). 
La troisième application se rencontre dans la mesure des 
résistances liquides, terres de paratonnerre, etc... par la méthode 
du pont. Le courant continu est inutilisable : il développe, sur les 
plaques des cuves à liquide et sur les plaques de terre, des 
forces contre-électromotrices de polarisation qui faussent les 
résultats; on recourt au courant alternatif d'une petite bobine 
d’induction et on remplace le galvanomètre dans le pont par un 
téléphone. Théoriquement, le son du téléphone doit s’éteindre 
quand l’équilibre est obtenu. En réalité, le silence ne s’observe 
guère, on a seulement un affaiblissement du son plus ou moins 
marqué. La persistance du bruit amène une certaine indécision 
au sujet du résultat exact de la mesure. Le remède consiste à 
n’admettre dans le pont qu’un des deux courants dont l’annula- 
tion s’observe avec précision au galvanomètre. Et c’est ce qui 
se réalise facilement au moyen d'un petit clapet à aluminium 
(Soulier). 
Il peut donc y avoir quelque intérêt à dire comment on peut 
