LE SPECTRE INFRA-ROUGE ET LE BOLOMÈTRE. 
5 mm ,5 de longueur et o mm ,2 à o ram ,4 d’épaisseur. Dix de 
ces bandes sont placées côte à côte de manière à occuper 
ensemble une surface de 25 millimètres carrés et à former 
un bras de la balance électrique. L’autre bras se compose 
d’un même nombre de bandes semblables disposées en 
deux systèmes, un de chaque côté du premier bras comme 
l’indique la figure ci-dessus. 
Le système a, [3, que nous venons de décrire, se trouve 
renfermé dans un cylindre creux HK à parois non 
conductrices et protégées contre la chaleur radiante par 
un couvercle à diaphragme mobile. Pour mettre le bolo- 
mètre à l’abri des courants d’air, on ne peut songer à le 
fermer par une plaque de verre, cette substance arrêtant 
la chaleur obscure. On a divisé le cylindre en chambres 
ou tambours successifs, séparés par des diaphragmes et 
ayant une ouverture centrale commune. 
PREMIER MODÈLE DU BOLOMÈTRE. 
H 
1 
— 'H» 
|||||||j | jjü g ■ 
f. 
f 
i II 
1 Inl 1 
i “ 
Au 1/3 de sa vraie grandeur. 
Le rayon excitateur ne peut atteindre que le bras a. en 
longeant l’axe du cylindre. Le double bras [3(3 n’est pas 
disposé dans l’axe du cylindre et est toujours protégé 
contre la radiation extérieure. Tout changement de 
température aux abords des bras de la balance a, (3 les 
impressionne tous deux de la même manière. Que 
l’appareil soit froid ou chaud, le changement de résistance 
est le même dans les deux bras et l’aiguille du galvano- 
mètre reste au zéro. Mais si l’on ouvre le diaphragme d, 
la chaleur radiante pénètre dans l’axe du cylindre, elle 
échauffe un seul des bras, a. (l’autre (3 étant couvert), et 
