LE SPECTRE INFRA-ROUGE ET LE BOLOMÈTRE. 41 
un grand nombre de tours d’un fil de cuivre rouge isolé. 
Le courant, en traversant le multiplicateur, tend à mettre 
l’aiguille en croix avec lui en jetant le pôle positif à sa 
gauche. L’angle de déviation que décrit l'aiguille sous 
l’influence du courant devient la mesure de son intensité. 
Pour soustraire l’instrument à l’action troublante du 
magnétisme terrestre, on emploie deux multiplicateurs 
superposés ayant à leur centre des barreaux formant un 
système astatique. 
Souvent, comme dans la figure ci-dessus, le miroir est 
établi entre les deux bobines. Parfois il se trouve devant 
les aimants supérieurs. C’est le cas du galvanomètre de 
M. Langley. Les deux systèmes d’aimants sont réunis 
entre eux par une tige ordinairement en aluminium. Ce 
qu’on appelle couramment l’aiguille du galvanomètre est 
formé par le petit miroir placé sur la tige d’aluminium 
et suspendu à un fil très fin. Sur le miroir tombe un 
faisceau de lumière qui de là va se réfléchir sur un écran. 
Lorsque les deux courants qui arrivent au galvanomètre 
sont inégaux, le fil se lord légèrement et entraîne avec lui 
le miroir ; par le fait même, le rayon lumineux réfléchi 
est dévié lui aussi, et c’est la déviation du rayon réflé- 
chi qu’on lit pour mesurer la différence des deux courants. 
M. Langley a fait subir à ce modèle classique quelques 
perfectionnements de détail. 
La fibre de suspension EF a 33 centimètres de long; 
elle a été étirée et préparée avec un soin tout spécial. 
Comme l’effet d’un faible changement de courant est pro- 
portionnel (toutes choses égales d’ailleurs) au moment 
magnétique et à la précision avec laquelle on lit la 
déviation angulaire de l’aiguille, l’appareil a été disposé 
comme suit. 
Les aimants sont constitués par de petits cylindres 
d’acier doux formés de feuilles de ~ de millimètre d’épais- 
seur ; on les trempe et on leur fait prendre une charge 
permanente de 900 unités de Gauss ; on place dix cylin- 
