42 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
dres derrière le miroir et dix au-dessous, dans les posi- 
tions AA et A' A' indiquées par le schéma ci-dessous. 
AIGUILLE DU GALVANOMÈTRE. 
Le miroir à réflexion M est rigoureusement concave; ses 
constantes sont : diamètre, 9 mm 5 ; rayon de courbure, 
1 mètre ; poids, o gr o63. La tige EF' qui réunit le système 
supérieur et le système inférieur des aimants est un tube 
de verre capillaire. La palette de platine, qui par son 
frottement sur l’air agit à la manière d’un frein et modère 
les oscillations de l’aiguille, a été remplacée par des ailes 
de libellule PP. 
L’écran placé à un mètre de distance du miroir est une 
portion de cylindre d’un mètre de rayon, partagée en 
5oo divisions d’un millimètre chacune. Les dispositions 
optiques nécessaires à l’illumination et à la formation de 
l’image du fil sont tellement parfaites qu’on peut distinc- 
