LE SPECTRE INFRA-ROUGE ET LE BOLOMÈTRE. 4 3 
tement noter sur l’écran un mouvement de l’image égal à 
de ces divisions. L’aiguille exécute d’ordinaire une 
vibration simple en i5 secondes au moins, en 3o au plus. 
Le galvanomètre que nous venons de décrire était déjà 
si sensible que, lorsqu’il exécutait une vibration simple en 
20 secondes, un courant deo amp - ooo ooo ooo 5 ou 5 x 10 ' 10 
passant à travers des bobines de résistance de 20 ohms 
produisait une déviation de ^- o de division de l’échelle. 
On pouvait donc lire dans ces conditions (puisqu’on peut 
distinguer ~ de division de l’échelle) une déviation pro- 
duite par o amp - ooo ooo o5 ou 5 x 10 " 8 - 
L’exactitude rivalisait avec la sensibilité ; car de 
nombreuses séries de mesures concordantes ont été 
faites quand la déviation maxima ne dépassait pas trois 
divisions. 
Réuni au bolomètre, cet instrument est capable, selon 
M. Langley, d’enregistrer une perturbation de moins d’un 
millionième. Une balance sensible au même point devrait, 
sous une charge d’un kilogramme, accuser une surcharge 
d’un milligramme. Une déviation d’un millimètre corres- 
pondant à un changement de température bien inférieur à 
iôo ' qoo de degré centigrade, et la lecture pouvant se faire 
à un dixième de millimètre près, il faut en conclure que le 
bolomètre peut mesurer ioo I ooo et accuser une variation de 
nàz de degré centigrade. 
En i8g3, M. Langley travailla encore au perfection- 
nement de ses galvanomètres. Il fit construire deux gal- 
vanomètres du système Thomson qui, grâce à la légèreté 
inconcevable du système astatique, grâce aussi à d’autres 
améliorations de détail, étaient, l’un 35 fois plus délicat 
que les meilleurs instruments réalisés jusqu’alors, l’autre, 
non terminé à cette époque, paraissait devoir être plus 
sensible encore. Les fils sont constitués par des fibres très 
fines de quartz. 
Tout le système est renfermé dans une case métallique 
