46 REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
A l’intérieur, contre la fente d’ouverture V, vient s’appli- 
quer le tube HK qui conduit le faisceau lumineux et 
calorifique sur le réseau R. C’est un réseau concave de 
Rowland, parfaitement travaillé, à 142 raies par milli- 
mètre. Le réseau est placé au bout d’un long bras AA qui 
porte à son autre bout le spectro-bolomètre. Cet appareil 
très simple est constitué par un cercle azimutal au centre 
duquel repose le prisme P ; il porte sur un bras plus ou 
moins long le bolomètre B destiné à recevoir l’action des 
rayons obscurs. A ce bolomètre est relié le galvanomètre, 
ayant à une distance d’un mètre son écran divisé. 
L, et L 2 sont des lentilles, en sel gemme comme le 
prisme, merveilleusement taillées et polies. Les fentes 
Sj et S 2 ainsi que le réseau R sont sur une circonférence 
dont le centre est en O et dont le rayon est précisément le 
rayon de courbure du réseau (i m , 83 ). De la sorte on 
obtient en S 2 une image réelle du spectre sans que les 
rayons aient à traverser des objectifs où ils pourraient en 
grande partie être absorbés par les milieux réfringents (1). 
Un observateur placé près du cercle gradué lit l’angle de 
déviation du prisme ; un autre relève sur l’écran du 
galvanomètre les déviations de l’aiguille. 
On le sait, les réseaux ont cette propriété curieuse de 
former non seulement un spectre, mais un nombre de 
spectres théoriquement illimité. L’œil, il est vrai, n’en 
distingue que trois ou quatre au plus ; car ils empiètent 
successivement les uns sur les autres et reforment bientôt 
la lumière blanche. Mais là où l’œil ne peut plus distinguer, 
le prisme peut le faire encore. 
Dans la position où se trouve maintenant l’appareil, en 
regardant la fente S 2 de l’intérieur de la circonférence, 
nous la verrions couverte par le jaune du spectre du 
(1) Voir l’explication de ce fait p. ex. dans Mascart, Traité d'optique, 
tome 1, p. 369. 
