52 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
Ce qu’il y a d’essentiel dans ce perfectionnement, c’est 
que la plaque montre avec une précision remarquable et 
à la seule inspection non seulement les inflexions de la 
courbe d’énergie, mais encore leur position relative exacte. 
Les dix années qui se sont écoulées depuis notre visite 
à Alleghany ont amené dans les appareils une disposition 
un peu differente. 
Les rayons émanant du miroir du sidérostat entrent par 
la fente d’ouverture dans le tube d’un télescope collimateur 
horizontal et se dirigent sur un objectif en sel gemme 
parfaitement poli d’environ o m ,i 7 d’ouverture et de 10 m. 
de longueur focale. Ils se rendent de là au prisme. 
Le prisme, également en sel gemme et de dimensions 
correspondantes à celles de la lentille, est travaillé avec la 
dernière pertection et présente l’aspect extérieur du 
meilleur prisme de flint glass. Il est monté sur un 
spectrobolomètre massif, semblable à l’appareil décrit 
plus haut , mais mû cette fois par un mouvement 
d’horlogerie. L'écran divisé du galvanomètre a été 
remplacé par la plaque photographique. 
La largeur du fil bolométrique de millimètre) est 
restée la même, mais le bras qui le porte a été allongé 
(5 mètres). Si bien que la valeur angulaire du fil, en 
d’autres termes la partie d’arc occupée par le fil bolo- 
métrique sur la circonférence dont le centre est au prisme, 
et en conséquence le nombre des rayons qui, émanés du 
prisme, tombent sur le fil bolométrique a beaucoup 
diminué ; elle est égale à 36o° X 20 00 o , 5 ou 36o° X 
c’est-à-dire moins de deux secondes d’arc. La précision 
des mesures y a donc beaucoup gagné ; mais elles sont 
devenues par contre beaucoup plus difficiles, la quantité de 
chaleur radiante comprise dans un si petit espace étant 
excessivement faible. C’est pourquoi il a fallu perfectionner 
sans cesse le galvanomètre destiné à cette mesure. 
