520 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
verre d’Allemagne fusible qui a beaucoup servi à la cons- 
truction des anciens appareils de Crookes, le danger que 
nous signalons est plus grand ; un verre de Bohême résis- 
tera mieux. Et si l’on veut se mettre à l’abri de tout accident, 
il suffira de plonger l’extrémité anticathodique du tube 
dans un petit vase de celluloïd rempli d’eau (d’Arsonval). 
S. P. Thompson (Comptes rendus, 7 avril, p. 807) s’est 
efforcé de fixer une seconde règle pour la construction des 
tubes à rayons X. Quel degré de vide faut-il réaliser pour 
obtenir un bon rendement ? 
Jusqu’ici nous nous étions contenté de dire que le vide 
de Crookes était nécessaire pour la production des rayons 
Rôntgen. Cela ne suffit pas tout à fait. Les ombres catho- 
diques, la luminescence des parois apparaissent avant que 
ces rayons ne soient émis en quantité notable. Le moment 
précis auquel il convient d’arrêter l’opération coïncide 
avec une assez brusque variation de la résistance du tube. 
Pour déterminer ce moment, on met en dérivation sur 
le circuit qui contient le tube un excitateur à pointes. 
Quand la résistance du tube est si faible que l’étincelle ne 
jaillit plus entre ces pointes, écartées seulement de 2 rara , 
on obtient les phénomènes de Crookes. Mais à ce moment 
un écran fluorescent ne montre pas encore la moindre 
trace de rayons X; toutefois une plaque sensible, exposée 
assez longtemps, donne une image. On continue l’évacua- 
tion, et, brusquement, il se produit un accroissement de 
résistance tel qu’il faut écarter les pointes de l’excitateur 
de plusieurs centimètres. C’est juste à cet instant 
qu’éclatent les rayons X (1). 
Pendant cet accroissement de résistance, on observe 
le tube au moyen de l’écran fluorescent. Mais pour pou- 
(1) Si le tube n’a jamais été vidé auparavant, le passage de l’état de faible 
résistance à celui d’une résistance plus grande ne se produit pas aussi subite- 
ment ; mais si le tube a déjà été amené au second état, et qu’on laisse rentrer 
un peu d'air pour recommencer l’évacuation et éliminer les gaz absorbés 
par les parois et par les électrodes, alors le passage est très brusque. 
