LES RAYONS X. 
537 
Seguy recommande les tubes en boule à électrodes 
filiformes. Nous avouons ne pouvoir pas comprendre 
l’avantage qu’ils offriraient. La cathode filiforme dissémine 
les rayons cathodiques au lieu de les concentrer, la source 
des rayons X s’étend sur une surface notable 
Ducretet préconise la forme poire allongée de grandes 
dimensions : 25 centimètres de longueur suivant le grand 
axe, sur 10 centimètres de largeur à la base de la calotte 
anticathodique. Un des principaux avantages de ces tubes 
serait, àcause de leur volume, de mieux tenir le vide. Cette 
forme est dérivée du tube de Crookes à croix d’aluminium. 
La maison Geissler a adopté aussi la forme poire, mais 
elle a soin de donner à la cathode une forme assez concave. 
C’est l’idée de Poincaré et le dispositif que nous préfére- 
rions toujours. 
Les tubes de S. P. Thompson décrits plus haut sont 
aussi fort à recommander. 
La partie opaque des objets à cathodographier, les os, 
par exemple, s’appliquera toujours le plus possible contre 
la plaque. 
Quelques doubles de papier aiguille forment un châssis 
excellent au point de vue de la faible épaisseur et de la 
transparence ; il a l’inconvénient de se percer très vite le 
long des plis et surtout aux coins. Le sachet en soie caout- 
choutée livré par la maison Leybold’s Nachfolger est 
beaucoup plus résistant. Il protège parfaitement la plaque 
contre la lumière du jour et son maniement est des plus 
commodes. Il est chargé en un instant. 
Si les objets ne peuvent pas être amenés à moins de 10 
ou 20 millimètres de la plaque, le tube devra être d’autant 
plus diaphragmé et d’autant plus éloigné du châssis. 
Pour une main d’homme fait appliquée par la paume sur 
le sachet desoie, un diaphragme de 18 millimètres d’ouver- 
ture et 12 à i 5 centimètres du tube à la plaque nous ont 
donné une netteté irréprochable. 
