BIBLIOGRAPHIE. 255 
toutes les nuits, de toutes les heures. Il faut, suivant une expression très 
imagée dont les mineurs font usage, il faut tâter le pouls à la mine. 
Tout un personnel d’ingénieurs et de contre-maîtres est chargé de ce 
soin. Mais le dernier des ouvriers a dans sa lampe un instrument dont 
les indications sont fort nettes, et qui lui permet de constater sur place 
si le grisou envahit son chantier de travail dans des proportions in- 
quiétantes. Il est rare que ceux-ci l’utilisent. La longue habitude du 
danger les familiarise avec lui et les rend follement téméraires. En 
est-il un seul qui songe au fond de ces galeries sombres qu'il arrose de 
ses sueurs à la mort qui peut-être le guette et l’attend ? 
Voici sur les indications de la lampe Mueseler des détails précis dus 
à M. Mallard, ingénieur en chef des mines. « Lorsqu'il y a 0,067 de 
grisou pour un volume de mélange, la flamme diminue un peu d’éclat 
et s'entoure d’une auréole blanchâtre très peu v isilde. Avec 0,083, la 
flamme diminue beaucoup de hauteur et d’éclat, la partie obscure infé- 
rieure prend un grand développement, la partie supérieure devient un 
peu fuligineuse et s’environne d’une auréole blanchâtre bien visible. Une 
extinction presque complète de cette flamme a lieu périodiquement, 
laissant voir alors un cône renversé de flamme bleuâtre, qui s’appuie 
en bas sur la mèche et en haut sur l’ouverture évasée du cône métal- 
lique. Pour 0,091 les mêmes phénomènes se reproduisent ; mais le 
temps qui sépare deux demi-extinctions devient plus court. Avec 0,100 
une flamme bleuâtre s’élève jusqu’à l’anneau de toile et tout s’éteint. A 
0,1 I 1 les oscillations de la flamme reprennent de nouveau, leur période 
est très courte, la flamme, même à son maximum, s’élève à peine d’une 
manière sensible. Il n’y a pas d’extinction. Avec 0,1 125 la flamme se 
propage jusqu’à l’anneau de toile, et il y a extinction complète (I). » 
On a proposé, pour suppléer aux défauts inévitables qui peuvent se 
rencontrer accidentellement dans la surveillance la plus active, des aver- 
tisseurs automatiques. M. Haton les énumère presque tous. Je me sou- 
viens avoir expérimenté autrefois l’un d’entre eux, l’appareil de 
M. Anselle. Il a l’inconvénient d’entrer en jeu, non seulement sans l’action 
du grisou, mais encore sous celle d une température ascendante. Par 
contre quand la température décroît il ne fonctionne plus, alors même 
que la proportion de grisou sur laquelle il a été réglé, se serait infiltrée 
dans l'atmosphère. 
En règle générale les avertisseurs, si bons qu’ils soient, ne remplace- 
ront jamais l’inspection des mines confiées à un ingénieur habile, armé 
d’instruments aussi délicats que le spectroscope, et analysant la flamme 
de lampes établies au toit de tous les points grisouteux de la mine. Mais 
ils peuvent lui servir d auxiliaire, l'avertir, par exemple, de la nécessité 
(1) Page 170. 
